— 386 — 



\r 



I 



iguales por la línea BE. El polarizador está situado de modo que su 

 sección principal biseca el ángulo agudo que forman las de los dos 

 trozos del prisma de espato. Si se coloca el analizador de modo que 

 su sección principal sea perpendicular á la del polarizador, las dos 

 mitades del campo tendrán una intensidad luminosa igual, pero muy 

 débil. Desaparecerá esa igualdad tan pronto como se interponga una 

 sustancia activa, y para restablecerla será preciso que el analizador 



gire un determinado ángulo, que 

 será la medida de la rotación pro- 

 ducida por aquella sustancia. 



El polarizador de Jellet ha sido 

 posteriormente simplificado por los 

 constructores Schmidt y Haensch, y 

 en esa forma lo emplean en su más 

 sencillo sacarimetro de penumbra. 

 Antes de reunir por medio del bál- 

 samo del Canadá las dos mitades de 

 un nicol común , se secciona una de 

 ellas perpendicularmente á la sec- 

 ción principal del nicol, se corta de 

 uno de los dos trozos una cuña cuyo 

 ángulo sea a, el resto se une con el 

 otro, y entonces se cementan con 

 bálsamo las dos mitades del nicol. 

 En la figura 97-11, ABDC repre- 

 senta la cara superior de una de las 

 mitades del nicol, BC el plano del 

 corte normal á la sección principal 

 AD, Y BCE la cuña que se segre- 

 ga del trozo inferior. Dicho trozo in- 

 ferior se une al superior poniéndose 

 en contacto sus caras respectivas 

 CE y CB, con lo cual, sus seccio- 

 nes principales, serán AD j f'D', 

 que forman el ángulo a. La nueva cara ^5 -E" i? '(.'de la mitad supe- 

 rior del nicol, es la que se coloca mirando al analizador. Si su sec- 

 ción principal biseca el ángulo obtuso que forman las de las dos mi- 

 tades de aquella cara, las intensidades en ellas serán próximamente 

 iguales; y decimos «próximamente», porque coincidiendo la sección 

 principal de la mitad inferior del nicol con AD, la luz que sale por 

 la mitad del campo ABC estará polarizada rectilíneamente, y la di- 



