— 387 — 



rección de sus vibraciones será también AD; pero no sucede lo mis- 

 mo en la otra miUid del campo E'D' C, cuya sección principal no 

 coincide con la de la mitad inferior del nicol, en cuyas condiciones, 

 la luz saldrá polarizada elípticamente. 



165. Polarixador de Cornu.—TiQnQ bastante analogía con el de 

 Jellet, últimamente descrito, pero carece del defecto que en éste se 

 ha señalado, porque en las dos mitades del campo la luz sale pola- 

 rizada rectilíneamente. Se corta un prisma común de Nicol en dos 

 trozos, según su sección principal, ó sea el plano que pasa por las 

 diagonales pequeñas é inclinadas de las bases, y se desgastan los 

 dos trozos desigualmente por el plano del corte, de manera que las 

 nuevas caras que se obtengan estén inclinadas con respecto á las 



primitivas un pequeño ángulo -^. Volviendo á unir después los dos 



trozos , se origina un doble prisma de Nicol , cuyas secciones princi- 

 pales forman un ángulo a. De cada mitad no emergen sino rayos 

 extraordinarios que vibran en el plano de su sección principal. Si el 

 analizador se coloca de modo que biseque el ángulo suplementario 

 del a su sección principal, las dos mitades del campo tendrán una 

 intensidad muy débil , pero igual. 



166. A continuación se hará una breve descripción de los tipos 

 más usados de sacarimetros de penumbra en la parte que se refiere 

 á la disposición mecánica de sus órganos. 



167. a. — Sacarlmetro de penumbra con compensador de dos cuñas y 

 campo doble, de Schmidt-Uaensch. — Este aparato está dibujado en la 



Figara 98. 



figura 98. La cuña de cuarzo movible está encerrada en un marco 

 que en la parte inferior tiene una cremallera lateral, en la cual en- 

 grana un piñón que se hace girar por medio del botón A. Para efec- 

 tuar las lecturas en la escala por medio del nonius, sirve el tubo C, 

 que en una extremidad lleva el espejo inclinado B, y en la otra una 



