— 388 — 



lente. Este sacarímetro es el que va provisto del polarizador de 

 Jellet. 



168. b. — Sacarímetro de penumbra con compensador de cuatro cu- 

 ñas y polarizador de Lippich con campo triple. — En este instrumento, 

 dibujado en la figura 99, A y B son los botones que mueven las cu- 

 fias; para distinguirlos fácilmente, el A está barnizado de negro. 

 Por medio de la lente C se ven á un tiempo las imágenes de las dos 

 escalas en el mismo plano vertical. La iluminación de las escalas se 

 efectúa del modo siguiente: el espejo B, que admite movimientos 

 muy variados por medio de un juego de nuez, se coloca de modo 



Figura 99. 



que la luz procedente de la lámpara que ilumina el aparato se re- 

 fleje en él y se dirija á las escalas atravesando la placa de cristal I, 

 cuya cara superior es mate. En la cara inferior de esa misma placa 

 se reflejan las divisiones de las escalas hacia la lente C. La panta- 

 lla G sirve para que las escalas no reciban luz lateral. 



169. c. — Sacarímetro de penumbra de Peiers. — Se distingue de los 

 anteriores en algunos detalles. Es un sacarímetro de penumbra con 

 polarizador de Lippich y compensador de cuatro cufias; está soste- 

 nido por dos pies , que proporcionan mucha estabilidad. En la mon- 

 tura A (fig. 100), se encuentra un ancho tubo de vidrio con tapas 

 planas de cristal, análogo á los que contienen las disoluciones acti- 

 vas, que se llena con una disolución dihiída de bicromato de pota- 

 sio. La palauquita que recorre el sector B sirve para imprimir pe- 

 queños movimientos de giro á uno de los dos nicoles del polarizador 

 de Lippich para variar el ángulo de penumbra. Las escalas se ilu- 



