— 389 — 



minan con la lámpara del aparato por medio de un espejo, y sus 

 imágenes son reflejadas, por otro inclinado, en la dirección de la 

 lente que sirve para hacer las lecturas. Los aparatos industriales 



Fignra 100. 



deben tener un ángulo de penumbra fijo. El tubo C está provisto de 

 una tapa articulada, que se abre para introducir los tubos que con- 

 tienen las disoluciones de azúcar; 

 los tornillos para el movimiento 

 de las cuñas están unidos á lar- 

 gas varillas terminadas en los bo- 

 tones D, E, que quedan á la altu- 

 ra de la mesa donde se trabaja, 

 con objeto de que el observador 

 no tenga que levantar el brazo 

 para moverlos. Uno de los boto- 

 nes, el D, que corresponde á la 

 cuña positiva, baja más que el E, 

 por medio del cual se mueve la 

 negativa. 



170. d. — Sacarímetro de pe- 

 numbra de Fric. — Está también 

 provisto de compensador de cua- 

 tro cuñas , el cual difiere de los usuales en que cada escala tiene su 

 lente para las lecturas, y en la disposición especial adoptada para 



Pisara 101. 



