— 391 — 



La escala está dividida en 100 partes y el nonius aprecia décimos. 

 La dis'isión 100 es la que marca una disolución normal de 16,20 gra- 

 mos de azúcar, químicamente puro, disueltos en agua hasta formar 

 un volumen de 100 centímetros cúbicos, y empleando para el ensa- 

 j'o sacarimétrico un tubo de '20 centímetros de longitud. También 

 suele llevar este sacarimetro la división Vivien. En la siguiente figu- 

 ra 103, se dibuja la parte anterior del sacarimetro. La palanca U 

 es la que sirve para hacer girar al polarizador, y su movimiento 

 estil limitado por un tope; cuando está en contacto con él, el ángulo 



J 



Figura 103. 



de penumbra tiene su valor mínimo. G es el botón que sirve para el 

 movimiente de la cuña del compensador, y por medio del F puede 

 rectificarse la posición del analizador. El pequeño tornillo T está 

 destinado á mover la escala del compensador, con objeto de efectuar 

 la coincidencia de su cero con el del nonius. La escala del compen- 

 sador no tiene divisiones sino á la derecha del cero, y por consi- 

 guiente, no se pueden examinar eu el sacarimetro sino disoluciones 

 dextrogiras. Cuando sean levógiras ó se practique la inversión del 

 azúcar, es preciso colocar, delante del tubo que contenga la disolu- 

 ción activa, una placa normal, dextrogira, de cuarzo, de 1 m. m. 

 exacto de espesor, y que en el sacarimetro marque 100 divisiones. 

 Se hace entonces la lectura en la escala del compensador; suponga- 

 mos que dicha lectura es -\- a, y — o; la que corresponde á la diso- 

 lución , se tendrá evidentemente : 



— a- + 100 = -t- a; — .c = + a — 100 = — ( 100 — a ). 

 Para poner el aparato en el cero, se enfoca perfectamente con el 



