- 393 — 



de Senarmont una disolución activa, positiva por ejemplo, cuya rota- 

 ción sea equivalente A la de la lámina de cuarzo positivo , represen- 

 tado por sus secciones b'nd'p, y qe'f'r, los espesores iguales de 

 cuarzo positivo y negativo corresponderán , en la placa de la dere- 

 cha {bb'dd'), á la línea si, y en la de la izquierda {ee'ff), á la s't'. 

 Por consiguiente , las franjas negras , en el frente de las placas no 

 coincidirán, como antes, sino que se separarán : la correspondiente 

 á la de la derecha habrá subido hasta ns, y la de la izquierda habrá 

 descendido hasta u's'. En resumen: no interponiendo ninguna sus- 

 tancia activa, las franjas negras coinciden en las dos placas del po- 

 lariscopio de Senarmont, y esa posición corresponde al cero del sa- 

 carimetro antes de empezar la observación. El mismo fenómeno ha 

 de reproducirse cuando, por medio del compensador, se neutralice 

 completamente la rotación producida por la sustancia activa, que es 

 la causa de la separación de las franjas. 



Este sacarímetro casi no se usa actualmente por su falta de sensi- 

 bilidad, puesto que, siendo las franjas oscuras bastante anchas y sus 

 bordes muy desvanecidos, no es posible apreciar con exactitud el 

 momento de su coincidencia. 



III. — Accesorios de los polaríraetros y sacarimetros. 



173. 1. — lubos para los líquidos activos. — Los tubos que se em- 

 plean para contener los líquidos activos en las observaciones polari- 

 métricas y sacarimétricas suelen ser siempre de cristal; si para in- 

 vestigaciones especiales es preciso usar tubos de metal, deben estar 

 dorados en el interior, pero mates; tienen éstos el gran inconvenien- 

 te de que sus variaciones de longitud , por efecto de la temperatura, 

 son mucho mayores que en los de cristal. La mayor parte de las ve- 

 ces su longitud es de 2 decímetros; pero también se construyen más 

 cortos, de 1 decímetro, y más largos, hasta de 10 decímetros. El 

 diámetro interior oscila entre 6 y 12 mm., y el espesor de las pare- 

 des acostumbra á ser de 2 mm. Los tubos deben tener un diámetro 

 interior que exceda sólo unos 3 mm. de los correspondientes á las 

 aberturas de los diafragmas del polarizador y analizador. Los extre- 

 mos de los tubos se tallan bien planos, y además hay que cuidar de 

 que esos planos sean perfectamente paralelos entre sí y perpendicu- 

 lares al eje del tubo. La tolerancia en su falta de paralelismo no 

 debe exceder de 10 minutos. Para tubos cuya longitud no pase 

 de 2 decímetros, el ángulo que forman los planos terminales se pue- 



