— 394 — 



de medir muy cómoda y exactamente por medio del espectrómetro 

 de Abbe (*). Si el ángulo es bastante grande, puede reconocerse ese 

 defecto del modo siguiente: se cubren las extremidades del tubo, 

 lleno de agua , con placas de cristal de caras paralelas , y se coloca 

 aquél en un polarímetro, enfocando exactamente el anteojo; si en- 

 tonces se hace girar al tubo alrededor de su eje , se enturbia nota- 

 blemente el campo si sus planos terminales forman un ángulo consi- 

 derable. 



El cierre de las extremidades del tubo se efectúa con placas de 

 cristal de caras exactamente paralelas. Para ese objeto^ aquellas 

 extremidades tienen monturas de latón fileteadas, á las que se ator- 

 nillan unas tapas también de latón y provistas de diafragmas , por 

 medio de las cuales se aprietan las placas de cristal contra los ex- 

 tremos esmerilados de los tubos de cristal ; éstos deben sobresalir un 

 poco de las monturas metálicas. Para que al atornillar la tapa de 

 metal no se ejerza una presión excesiva sobre la placa de cristal, se 

 interpone entre ambas una rodaja de goma ó de piel blanda. A pesar 

 de eso, no debe atornillarse muy fuertemente la tapa , porque la do- 

 ble refracción que se origina por presión en la placa de cristal per- 

 turba la uniformidad luminosa del campo y puede originar errores 

 de muchos minutos al determinar la posición del cero del instru- 

 mento; pero como también hay láminas de cristal que sin ejercer 

 ninguna presión sobre ellas pueden producir rotaciones de algunos 

 minutos por efecto de tensiones internas, hay que dedicar á su exa- 

 men óptico gran atención cuando se efectúen medidas de precisión. 

 Se pueden eliminar estos errores midiendo exactamente el ángulo de 

 rotación con el tubo vacio, pero cerrado con las tapas de cristal; 

 después se llena el tubo , por una tercera abertura lateral , con el 

 liquido activo que se va á ensayar, y de su ángulo de rotación se 

 resta, con el signo que le corresponda, el medido con el tubo vacío. 



Para evitar la doble refracción accidental que por presión exce- 

 siva de las tapas metálicas puede desarrollarse en las placas de cie- 

 rre se emplean en la actualidad los tubos con tapas de Landolt. La 

 modificación consiste en que las tapas metálicas están provistas de 

 resortes y se introducen á frotamiento, y no á tornillo. 



J74^ ^. — Tubo con doble envoltura para las observaciones á tempe- 

 ratura constante. — Los tubos de los polarímetros y sacarímetros ca- 

 recen generalmente de cubierta protectora, y los líquidos que con- 



(*) Se describe el procedimiento en Kohlrausch Praktische Physik, pági- 

 na 178 (1896). 



