— sos- 

 tienen están sometidos directamente á la influencia de la tempera- 

 tura del ambiente. Como la del laboratorio no se puede determinar 

 con una aproximación superior á ± 3°, y el poder rotatorio de la 

 mayor parte de las sustancias es influido en grado considerable por 

 el calor, es necesario, en todas las medidas de precisión, determinar 

 exactamente la temperatura del líquido activo durante la observa- 

 ción ó producir la que se desee. Eso se consigue del modo siguiente: 

 se rodea el tubo de cristal con otro de latón, cuyo diámetro interior 

 varia de 3 á 5 centímetros, y en el intervalo que existe entre los dos 

 se produce una corriente de agua, á la cual se hace adquirir previa- 

 mente la temperatura que se desee en un recipiente especial. La 



Fignra 105. 



figura 105 representa el tubo de doble envoltura; la interior es de 

 cristal, y en el centro está soldado un tubo corto, A, que sirve para 

 introducir un termómetro y también para verter el líquido activo. 

 El tubo metálico exterior para la circulación del agua está provisto 

 de los dos adicionales B y C para la entrada y salida del agua. La 

 abertura A se cierra con el tapón esmerilado D, una vez que se ha 

 introducido por ella el líquido activo, cuyo tapón tiene un orificio 

 central por el cual pasa el depósito del termómetro*, quedando cerra- 

 do herméticamente; este depósito debe quedar sumergido en el líqui- 

 do, debiendo verse directamente su extremidad inferior cuando se 

 mira por las extremidades del tubo de observación. El mencionado 

 tapón D tiene un segundo agujero lateral, en el que se introduce un 

 tubo capilar, al cual se adapta al exterior un tubito de goma. Por 



