— 398 — 



baja entonces la corredera del nonius y se apoya su corte en el 

 borde superior del tubo, haciendo una lectura en la escala. Natural- 

 mente, habrá de procurarse que la escala esté en posición vertical. 

 Se efectúan otras tres medidas imprimiendo al tubo giros de 90°, 180° 

 y 270°, y se adopta el promedio de las cuatro. Previamente hay que 

 comprobar la exactitud de las divisiones de la escala , y además, 

 tener en cuenta la temperatura. 



Si se ha medido el ángulo de rotación de un líquido activo á diver- 

 sas temperaturas , es preciso tener en cuenta los correspondientes 

 cambios en la longitud del tubo. Con ese objeto se adoptan como coe- 

 ficientes de dilatación lineal, para 1" de temperatura: 



P = 0,000008 para el vidrio 

 P = 0,000019 para el latón. 



Si la longitud del tubo á la temperatura de 20° es igual á 120° , se 

 calcula su longitud á t°, por medio de la fórmula 



Si un tubo de cristal tiene una longitud á 20° de 200 mm. exactos, 

 á la temperatura de 30° tendrá 200,016 mm. Esta corrección, por 

 consiguiente, puede dejar de efectuarse siempre que no se trate de 

 grandes cambios de temperatura ó de tubos muy largos. 



2. Focos luminosos. 



A. — Lámparas de lux, blanca. 



177. a. — Lámparas de gas y 'petróleo. — No hay que conceder gran 

 importancia, en las lámparas que se usan para observaciones polarí- 

 métricas y sacarimétricas, á la constancia en la intensidad luminosa, 

 si se procura que la marcha de los rayos dentro del aparato se veri- 

 fique en la forma que se explicó en el párrafo (136). Las variaciones 

 fotogénicas no inñuyen en el cambio de posición del cero. 



Las lámparas de gas suelen tener triple llama plana, tubo metáli- 

 co con una abertura circular cubierta por un cristal plano y reflec- 

 tor metálico. Las de petróleo son casi idénticas. Algunas suelen es- 

 tar provistas de una lente condensadora; pero es completamente in- 

 necesaria en el caso actual, ó por mejor decir, perjudicial. 



La lámpara de gas con mechero Aüer es muy recomendable, á 

 causa de su gran potencia luminosa para la iluminación de los saca- 

 rímetros. El tubo de cristal del mechero Aüer se rodea con una pan- 

 talla cilindrica de papel de asbesto ó porcelana, que en el sitio apro- 



