— 397 



Para el empleo de los tubos de longitud variable, hay que adver- 

 tir, que la iutroducción eu ellos de las disoluciones no debe hacerse 

 por el embudo H, sino que se quita éste, se tapa la abertura corres- 

 pondiente con un tapón metálico que se da con el aparato; y después 

 de estirar completamente el tubo, se pone vertical, con 

 la extremidad E hacia arriba, y quitando esta tapa se in- 

 troduce el liquido activo. Volviendo á atornillar la tapa 

 E, se coloca el tubo horizontal y se pone nuevamente el 

 embudo en su sitio; se acorta un poco el tubo, y entonces 

 se echa en el embudo un poco del liquido. Para evitar 

 una evaporación demasiado rápida, se aconseja cubrir el 

 depósito H con una tapa atornillable , provista de un pe- 

 queño agujero para que se escape por él el aire al acor- 

 tar el tubo. 



176. C — Medida de la longitud de los tubos. — La ma- 

 yor parte de las veces se atienen los observadores á los 

 datos que proporciona el constructor, en lo que se refiere 

 á las longitudes de los tubos ; pero para las medidas po- 

 larimétricas de precisión, hay que conocer esas dimen- 

 siones, por lo menos, con la aproximación de 0,1 mm. ; y 

 es de desear, por consiguiente, que puedan medirse di- 

 rectamente. La figura 107 representa el aparato de Lan- 

 dolt para efectuiír esas medidas. Consiste en una escala 

 metálica dividida en milímetros , que en su extremidad a 

 tiene un corte perfectamente plano. El mango de madera 

 c puede fijarse cómodamente en cualquier punto de la 

 escala por medio de un tornillo de presión. A lo largo de 

 la escala, se mueve á frotamiento suave la corredera b, 

 que tiene también un corte perfectamente plano en su 

 parce inferior, y está provista de un nonius por medio del 

 cual se aprecian en la escala décimos de milímetro. Si se 

 coloca verticalmente la escala .4 con el corte a apoyado 

 sobre una placa de cristal, y se mueve la corredera hasta 

 que toque también á la placa por su corte inferior, deben 

 coincidir en esa posición los ceros del nonius y de la es- 

 cala. Para medir la longitud de un tubo se pone en una 

 de sus extremidades la placa de cristal sujeta con una 

 tapa de tornillo, y se coloca verticalmente el tubo apoyando en una 

 placa bien plana la extremidad cerrada; la otra queda abierta y 

 por ella se introduce la escala hasta que su extremidad se apoye 

 en la cara interior de la placa de cristal que cierra el tubo. Se 



Figura 107 



