— 396 — 



éste sale una parte del aire que existe en el tubo A por encima del 

 liquido activo y que es desalojado al introducir el termómetro; el 

 resto se aspira con la boca, cerrando después el tubo de goma con 

 unas pinzas. El termómetro E está dividido en décimos de grado, y 

 comparado con otro tipo. 



Antes de empezar las observaciones, se hace correr el agua ca- 

 liente por el interior de la envoltura metálica durante quince minu- 

 tos, y se hace continuar la corriente mientras duran aquéllas. El 

 promedio t de las lecturas efectuadas en el termómetro, mientras 

 dura la medida del ángulo de rotación , es aquella á la que deben 

 referirse las determinaciones de la longitud del tubo y del peso espe- 

 cífico del liquido para el cálculo de la rotación específica correspon- 

 diente á dicha temperatura ó [a]' 



175. B. — Tubo de longitud variable, de Schmidt-Haensch. — Este 

 aparato, cuya aplicación se describió en el párrafo (138), y que se 



^iii^j 





c 



J 



Fignra 106. 



emplea también para la comprobación de las escalas de los sacari- 

 metros, está dibujado en la figura 106. El tubo A entra en el 5 á 

 frotamiento y lo obtura perfectamente, sirviendo además para ese 

 objeto la rodaja de piel C. Las tapas D y E de ambos tubos , son las 

 comunes de tornillo. El movimiento del tubo A se efectúa por medio 

 del piñón F, que engrana en la cremallera unida á dicho tubo, la 

 cual lleva una escala dividida en milímetros. El tubo B es fijo, y 

 tiene en G un nonius, que corresponde á la escala, con cuyo auxilio 

 pueden medirse décimos de milímetro. El embudo H, que puede qui- 

 tarse del aparato cuando convenga, sirve de depósito al liquido des- 

 alojado al introducir el tubo A en el B. En lugar de colocar la tapa 

 del tubo A en D, se puede atornillar en su otra extremidad J un dia- 

 fragma provisto de placa de cristal, con lo cual se acorta el tubo en 

 la magnitud lineal DJ. 



