— 440 — 



cimos de división. Cuando la escala está bien colocada, deben coin- 

 cidir, en el momento de la observación en el cero , los de la escala y 

 del nonius; en algunos sacarímetros puede hacerse esa corrección 

 por medio de un tornillo especial que mueve la escala, pero no es 

 necesario, sise practican varias lecturas, y tomando su promedio, 

 se tiene en cuenta para sumarlo ó restarlo de las que se practiquen 

 con la disolución activa. Si alguna difiere de ese promedio más de 

 tres décimos de división, debe considerarse como inexacta y prcs- 

 cindirse de ella. Entre dos observaciones consecutivas conviene que 

 descanse la vista de 20 á 40 segundos. 



Si hay que hacer muchos análisis consecutivos, no es necesario 

 practicar antes de cada uno la observación en el cero, sino solamen- 

 te de hora en hora. 



g. — Observación sacarimétrica de la disolución activa. — Se coloca en 

 el aparato el tubo lleno con la disolución azucarada; se enfoca nue- 

 vamente el anteojo hasta ver con claridad la línea de separación del 

 campo, y que éste aparezca circular y con bordes precisos. Si el 

 campo aparece turbio, aun cambiando convenientemente la enfoca- 

 ción, se debe empezar nuevamente la observación. Si, por el con- 

 trario, está claro, se da vueltas al tornillo situado debajo del ante- 

 ojo, hasta que las dos mitades del campo ofrezcan igual color ó la 

 misma intensidad luminosa , según la clase del sacarimetro que se 

 use. Entonces se lee en la escala la división que corresponde al cero 

 del nonius. Se repite la observación cinco ó seis veces, con interva- 

 los de diez á cuarenta segundos, y se adopta como resultado final el 

 promedio de todas las lecturas. A ese resultado se sumará el error 

 que se halló en la colocación del cero de la escala, en el caso de .que 

 éste se hallara á la izquierda del del nonius al hacer la primera ob- 

 servación sin la disolución activa , y se restará , si se encontraba á 

 su derecha, todo en el supuesto de que la graduación de la escala va 

 de derecha á izquierda. También se debe corregir el resultado final 

 del error que resulta por la absorción de azúcar que efectúa el car- 

 bón animal, en el caso de que hubiera sido preciso recurrir á él para 

 descolorar la disolución. 



h. — Comprobación de la exactitud del instrumento. — Cada sacarime- 

 tro, antes de empezar á usarlo, y después, de tiempo en tiempo, so- 

 bre todo, cuando ha sufrido fuertes sacudidas, debe ser sometido á 

 un escrupuloso examen , haciendo la observación en el cero y com- 

 probando la exactitud de la graduación de la escala , por medio de 

 las llamadas placas normales de cuarzo , cuyo ángulo de rotación es 

 conocido, ó bien con la disolución normal de azúcar, la cual debe 



