— 438 — 



líquido pase claro. Es indispensable no prescindir de estas precau- 

 ciones, pues solamente con líquidos claros se pueden practicar ob- 

 servaciones sacarimétricas exactas. 



d.— Operación de llenar el tubo de 20 centímetros. — Después que se 

 ha obtenido un liquido transparente, por medio de las operaciones 

 anteriores . debe llenarse completamente el tubo que ha de servir 

 para la observación sacarimétrica, con el líquido ó parte de él, que 

 se ha obtenido al filtrar la disolución. Por lo regular se emplea un 

 tubo de 20 centímetros de longitud; pero con disoluciones rebeldes á 

 la clarificación, es preferible valerse de un tubo de 10 centímetros. 



Los empleados en las observaciones sacarimétricas son iguales á 

 los descritos en otro lugar, y deben limpiarse y secarse previamente 

 con toda escrupulosidad. La primera operación se hará por medio de 

 lavados repetidos con agua, y la segunda, introduciendo un rollo de 

 papel de filtro bien seco, al cual se le hace recorrer varias veces el 

 interior por medio de una varilla de vidrio. Las placas de cierre de- 

 ben tener sus caras perfectamente planas y pulimentadas, estar muy 

 limpias y carecer de partes defectuosas. Al llenar el tubo es preciso 

 evitar que se caliente por el contacto con las manos ; con ese objeto, 

 cerrado el tubo en su extremidad inferior, se sujeta por la superior 

 sólo con dos dedos, y se vierte el líquido hasta que su menisco se 

 eleve un poco sobre el borde superior del tubo ; se espera un poco 

 para dar lugar á que salgan la burbujas de aire, y se desliza late- 

 ralmente la placa para el cierre, en dirección horizontal, hasta que 

 cubra la abertura superior del tubo. Esta operación debe practicarse 

 con cuidado y rapidez para que no quede debajo de la placa ningu- 

 na burbuja de aire. Si no se consigue ese resultado la primera vez, 

 debe repetirse la operación, después de limpiar y secar la placa, y 

 de haber introducido en el tubo algunas gotas del líquido para que 

 el menisco vuelva á sobresalir un poco del borde. Después de colo- 

 car la placa se la sujeta con la tapa hueca; si ésta entra á tornillo, 

 ha de procurarse, con cuidado escrupuloso, no apretar mucho la 

 placa contra el borde del tubo, sino lo absolutamente necesario para 

 la obturación, porque de otro modo, la placa de cristal puede adqui- 

 rir la doble refracción accidental por presión , y falsear el resultado 

 de la observación óptica. Si se ha apretado excesivamente la tapa, 

 no basta aflojarla y proceder en seguida á la observación, pues la 

 birrefringencia no desaparece, á veces, sino muy lentamente. Para 

 proceder con plena seguridad hay que repetir varias veces las ob- 

 servaciones, con intervalos de diez minutos, hasta que no se noten 

 diferencias apreciables en los resultados. 



