— 415 — 



gros las radiaciones que en cada uno se hayan anulado por interfe- 

 rencia. Como esos puntos negros ocupan posiciones que varían gra- 

 dualmente de un espectro á otro, su reunión en el espectro general, 

 constituirá franjas negras, oblicuas con respecto á la dirección de 

 la ranura , que es vertical, y á la de las rayas de Fraunhofer , las cua- 

 les serán siempre visibles. Si ahora se hace girar 45° al polarizador, 

 su sección principal se colocará paralelamente á uno de los ejes de 

 elasticidad de la cuña de cuarzo, y por consiguiente, los rayos que 

 la atraviesen no sufrirán descomposición , ni habrá, á causa de ello, 

 interferencias. Todos los puntos de la ranura , examinados con el ana- 

 lizador, aparecerán , pues , iluminados con luz blanca, y en el espec- 

 tro habrán desaparecido las franjas oscuras oblicuas. Esa posición 

 del polarizí^dor corresponde al cero del aparato. 



Coloqúese ahora la sustancia activa entre A y B, y por efecto de 

 la rotación que imprime á los planos de polarización de los diversos 

 colores elementales, volverán á aparecer las franjas oblicuas. Si por 

 el movimiento del polarizador se llega á una posición en que el pla- 

 no de polarización del color rojo, por ejemplo, sea paralelo á uno de 

 los ejes de elasticidad de la cuña, el ángulo de giro del polarizador 

 medirá la rotación producida por la sustancia en el color rojo. Pero 

 veamos en qué se conoce que el plano de polarización de ese color 

 es paralelo á uno de los ejes de elasticidad de la cuña. Cuando eso 

 suceda, los rayos rojos atraviesan el cuarzo, desde la arista de la 

 cuna hasta su base, sin sufrir descomposición ni interferencia; de 

 modo que, aunque los diversos puntos de la ranura D aparezcan di- 

 versamente coloreados examinados con el analizador, en la compo- 

 sición de esos colores entrará el rojo, que no se anula por interfe- 

 rencia. De aquí se deduce que en el espectro general el color rojo 

 estará exento de franjas oscuras. El mismo razonamiento puede apli- 

 carse á todos los demás colores elementales , respecto á los cuales se 

 pueden medir de igual modo las rotaciones. 



V. — Método de los filtros ópticos de Landolt. 



190. Los métodos aplicados hasta ahora exigen aparatos de al- 

 guna complicación; el de Landolt no requiere sino el polarímetro, y 

 es muy recomendable, por su comodidad, en todos los casos en que 

 no es precisa una gran exactitud, siempre que los ángulos de rota- 

 ción sean menores de 100°. Por este método se consigue separar de 

 la luz blanca, producida por un foco ordinario, los diversos colores 



