— 413 — 



á su eje de figura, y por ese medio se consigue que se proyecte en la 

 ranura O la parte del espectro que se desee. Pero para eso es preciso 

 que B Y A estén unidos al colimador , y le sigan en su movimiento. 

 Se recomienda por esa circunstancia el empleo de una lámpara pe- 

 queña y de poco peso, como la de luz de zircón, de Linnemann. Si 

 se observa con luz solar, se coloca en lugar de A un pequeño espejo 

 movible, con cuyo auxilio se puede reflejar la luz del helióstata en 

 la dirección del eje del colimador, cualquiera que sea su posición. 



Es muy apropiado para su aparato, según Lippich , el espectrosco- 

 pio de visión directa de Hilger, con hemiprisma de Christie , puesto 

 que con él se consigue muy sencillamente, haciendo girar al prisma, 

 que una parte cualquiera del espectro coincida con la ranura O. El 

 espectroscopio debe graduarse convenientemente para poder saber 

 inmediatamente la longitud media de onda del color que pasa por la 

 ranura G, en una posición cualquiera del colimador. Con ese objeto 

 se ilumina la ranura C, sucesivamente con las luces homogéneas 

 descritas anteriormente ( 187 ) , y se hace girar al colimador C D hasta 

 que la imagen de la ranura C coincida exactamente con la C, lo cual 

 se puede comprobar perfectamente por medio de una lente. En las 

 diversas posiciones que ocupe el colimador en el círculo que mide su 

 giro , se anotarán las longitudes de onda correspondientes á las luces 

 homogéneas empleadas en la anterior experiencia , pudiendo medir- 

 se para cada una de esas posiciones el ángulo de rotación de la sus- 

 tancia , en la forma usual. Para la graduación del espectroscopio pue- 

 de emplearse también la luz del sol, proyectando sobre la ranura O 

 las diversas rayas de Fraunhofer. 



Cuanto mayor es la dispersión rotatoria, tanto más estrechas deben 

 hacerse las ranuras C y G , para que la luz que penetre por esta úl- 

 tima tenga la suficiente homogeneidad. Si la dispersión es muy gran- 

 de no puede emplearse el método de Lippich, porque exige enton- 

 ces una ranura tan estrecha, que con ella se obtendría difícilmente 

 la conveniente iluminación del campo. En ese caso, vale más recu- 

 rrir á los procedimientos de Broch y Lang. 



Con el método de Lippich coincide completamente el de Seyffart, 

 cuya patente de invención es del año 1886 ; pero como el aparato co- 

 rrespondiente , tanto en lo que se refiere á la parte óptica, como á la 

 mecánica, es muy complicado, sin que por ello se consiga mayor 

 exactitud que con el de Lippich , no nos ocuparemos de él. Lo mismo 

 sucede con el nuevo espectrosacarímetro de Glan. 



