412 — 



III. — Método de Lippich. 



188. Los de Broch y Lang producen resultados, tanto más exac- 

 tos, cuanto mayor es la dispersión rotatoria; pero si ésta es peque- 

 ña, las franjas oscuras son anchas y de bordes difuminados, asi es 

 que las coincidencias son muy inexactas. Entonces es preferible el 

 método de Lippich. 



La luz penetra primero en un espectroscopio y después en el po- 

 larímetro, que suele ser de penumbra de Lippich, con campo divi- 

 dido en dos ó tres partes. La disposición de los diversos órganos está 

 representada esquemáticamente en la fig. 117. La lente B forma una 



c B , A 



\ 



Figura 117. 



imagen del foco luminoso en la ranura vertical C del espectroscopio; 

 esta última está situada en el plano focal principal de la lente acro- 

 mática D. Los rayos que atraviesan el prisma E , colocado en la po- 

 sición de mínima desviación, y la lente acromática F forman en la 

 pantalla G un ancho espectro , y la ranura de que esa pantalla está 

 provista no deja paso , sino á un solo color del espectro , con el cual 

 se ilumina el polarímetro. La ranura de G proporciona, pues, la, luz 

 homogénea , y ha de dársele una posición tal , que su imagen preci- 

 sa, formada por la lente condensadora J , se proyecte exactamente en 

 el diafragma del analizador. Para centrar más los rayos se recomien- 

 da colocar inmediatamente detrás de la ranura la lente H, que for- 

 ma una imagen de la lente D en la condensadora J. Se deben dispo- 

 ner también A y B de tal modo , que la lente D esté uniformemente 

 iluminada. El colimador C D, que contiene la ranura C del espec- 

 troscopio, puede girar alrededor de un eje horizontal perpendicular 



