— 410 — 



dente de ésta atraviesa primero un sencillo aparato de polarización 

 de Mitscherlich, rompuesto de la lente condensadora D, el polariza- 

 dor ¿7 y el analizador giratorio F, y luego un espectroscopio ordina- 

 rio de (z á ¿. La distancia focal de la lente condensadora D ha de 

 ser igual á la mitad del intervalo entre D j G , y se coloca la ranu- 

 ra C en tal posición, que su imagen , formada por la lente D, se pro- 

 yecte exactamente en la ranura G del espectroscopio. Esta última 

 se encuentra en el plano focal principal de la lente acromática H; 

 el prisma J, en la posición de mínima desviación. La imagen del 

 espectro, formada por el objetivo J5rdel anteojo, se mira con el ocu- 

 lar, provisto de un retículo, que se compone de dos hilos verticales 

 próximos. El anteojo A'L, puede moverse en un plano horizontal. Se 

 ajusta el espectroscopio en la forma ordinaria conocida. 



Flgnra 116. 



Para medir el ángulo de rotación de una sustancia correspondiente 

 á una raya espectral determinada, hay que practicar las siguientes 

 operaciones: 1."^, se determina el punto cero del aparato, colocando 

 el analizador F en la posición de máxima oscuridad; 2.'^, se quita la 

 luz blanca ^, ó se interceptan sus rayos, y se coloca entre B y C, 

 casi tocando á esta última, una luz homogénea correspondiente á la 

 raya á la cual queremos referir las medidas , ó por lo menos que la 

 contenga, y se mueve el analizador hasta que dé paso al máximum 

 de luz; mirando por el anteojo, no se ve entonces un espectro 

 continuo, sino las rayas brillantes y bien definidas, correspondien- 

 tes á la luz empleada; se mueve el anteojo hasta que una de esas 

 rayas quede incluida dentro de los hilos del retículo; 3.''', se separa 

 la luz homogénea, se vuelve á colocar la blanca A, dándole su máxi- 

 ma intensidad , se interpone la sustancia activa y se hace girar el 

 analizador i^, hasta que aparezca en el espectro la franja oscura, y 

 se continúa el giro, en la dirección conveniente, hasta que aquélla 

 quede comprendida dentro de los hilos del retículo, en cuya posición 

 se efectúa la lectura del círculo graduado. Se puede comprobar que 

 el anteojo no se ha movido, volviendo á colocar la luz homogénea y 

 viendo si la raya brillante elegida continúa coincidiendo con el re- 



