— 409 — 



Explicado esto, veamos cómo se consigue medir el ángulo de ro- 

 tación de una sustancia para una raya determinada de Fraunhofer. 

 Antes de interponer la sustancia activa, se mueve el anteojo hasta 

 conseguir que la raya del espectro, para la cual se quiere hacerla 

 medida de la rotación, caiga entre los dos hilos paralelos del retícu- 

 lo; se hace girar después el analizador hasta que las dos franjas os- 

 curas coincidan en un punto cualquiera del espectro, y variando 

 luego en sentido conveniente el espesor de la placa, se conseguirá 

 que dichas franjas coincidan también con los hilos del retículo. Esta 

 posición del analizador corresponde al cero del aparato. Interpo- 

 niendo ahora la sustancia activa, el plano de polarización del color 

 correspondiente á la raya que se escogió para la medida, y que esta- 

 ba paralelo á la sección principal del analizador, en las dos mitades 

 de la placa de cuarzo, sufrirá una rotación por efecto de la interpo- 

 sición de la sustancia activa, y las radiaciones extinguidas por el 

 analizador no serán las mismas, dejando, por consiguiente, de coin- 

 cidir las dos franjas oscuras entre si y con los hilos del retículo. El 

 ángulo de giro del analizador, para conseguir nuevamente esa coin- 

 cidencia , es el de rotación de la sustancia para la raya del espec- 

 tro elegida. 



El espectropolarímetro construido más tarde por Fleischl (*), no 

 es más que un aparato de Wiedemann imperfecto , cuya doble pla- 

 ca de espesor variable se ha sustituido por otra de grueso constan- 

 te, de modo que no se pueden medir los ángulos de rotación , sino 

 para una sola raya de Fraunhofer. 



II.— Método de Lang. 



187. El principal inconveniente del anterior método de Broch es 

 que exige el empleo de la luz solar, la cual no está siempre á dispo- 

 sición del observador. Como ha demostrado Lang, dicho método 

 puede fácilmente transformarse de modo que en lugar de la luz so- 

 lar con las rayas de Fraunhofer, pueda usarse la blanca de una lám- 

 para, con rayas espectrales producidas artificialmente. La mejor dis- 

 posición que puede darse al aparato, es la dibujada en la figura es- 

 quemática 116. Por medio de la lente B se forma una imagen del 

 intenso foco de luz blanca A en la ranura vertical C. La luz proce- 



(*) Fleischl: Repert. d. Exper. Phys., 21-323 ( 1885) 



