— 407 — 



con las rayas de Fraunhofer. Para poder colocar en el centro del 

 campo la parte del espectro que se desee examinar, el anteojo puede 

 girar en un plano horizontal alrededor de un eje vertical que pasa 

 por el centro del prisma. Primeramente se coloca el analizador G, 

 sin interponer la sustancia activa, -en la posición de máxima oscuri- 

 dad, que es el cero del instrumento. Se coloca después la sustancia 

 que se va á estudiar entre B y C, y aparece otra vez en el campo 

 del anteojo el espectro solar con las rayas de Fraunhofer; si se hace 

 girar el analizador, se encuentra una posición en que aparece en el 

 campo una franja oscura vertical, que se mueve en el espectro si 

 continúa el giro del analizador. Una condición esencial para que eso 

 suceda es, sin embargo, que la dispersión rotatoria sea bastante 

 grande comparada con la dispersión que produce el prisma. La cau- 

 sa del fenómeno de la franja oscura es que el analizador, durante su 

 giro, extingue unas tras otras aquellas radiaciones cuyos planos de 

 polarización coinciden con su sección principal. Si se ha colocado de 

 antemano un hilo del retículo en coincidencia con una de las rayas 

 de Fraunhofer, y luego , por el movimiento del analizador, se lleva 

 la franja negra á coincidir también con el mismo hilo del retículo, 

 el ángulo medido en el círculo graduado del polarímetro es el de la 

 rotación de la sustanciii para la raya considerada del espectro. De 

 la misma manera se puede medir la rotación para otra raya cual- 

 quiera. En lugar de cruz filar, el retículo se compone de dos hilos 

 paralelos muy próximos. La franja oscura es tanto más estrecha y 

 precisa en sus bordes cuanto mayor sea el ángulo de rotación, y, 

 por consiguiente, la dispersión. 



Soret y Sarasín , en sus medidas de la dispersión rotatoria del cuar- 

 zo han eludido la observación bastante inexacta de la colocación del 

 analizador en el cero, usando primero una placa negativa de cuarzo 

 y poniendo en coincidencia la franja oscura con una de las rayas del 

 espectro, se quita después la placa negativa y se coloca otra positi- 

 va, moviendo el analizador hasta conseguir nuevamente la coinci- 

 dencia de la franja negra con la misma raya. Del giro del analizador 

 se deduce un ángulo de rotación para la raya de Fraunhofer consi- 

 derada, correspondiente á una placa de cuarzo positiva ó negativa, 

 cuyo espesor es igual á la suma de los de las dos empleadas en la 

 experiencia. Por múltiples perfeccionamientos ha convertido Lippich 

 el método de Broch, en uno de los más precisos, pero para los deta- 

 lles hay que consultar el trabajo original (*). 



( *) Lippich : Wien. Sitzungsber.—ll , 85 , 307 ( 1882) . 



