CAPITULO QUINTO 



MÉTODOS Y APARATOS PARA EL ESTUDIO DE LA DISPERSIÓN 



ROTATORIA 



I. - Método de Broch. 



186. Para la determinación de la dispersión rotatoria de una sus- 

 tancia es preciso medir los ángulos de rotación con luces de diferen- 

 tes longitudes de onda. Eso puede conseguirse con uno de los polarí- 

 metros descritos, empleando diversas luces homogéneas, que es el 

 procedimiento que se describirá más adelante. Antes daremos cuen- 

 ta de otros métodos empleados para la determinación de la disper- 

 sión rotatoria. 



El de Broch, descrito casi al mismo tiempo por Fizeau y Foucault, 

 es el siguiente : se emplea la luz solar, la cual se refleja horizontal- 

 mente por un helióstata, dirigiéndola á una habitación oscura. Los 

 rayos luminosos atraviesan los siguientes órganos : la ranura verti- 



^ 



Figura 114. 



cal A (fig. 114), el polarizador B, el analizador C, el prisma D, co- 

 locado en la posición de desviación mínima , y el anteojo EF, que 

 está provisto de retículo. Para ajustar el aparato, se coloca la sec- 

 ción principal del analizador giratorio C, paralela á la del polariza- 

 dor B, se alumbra la ranura A con luz de sodio, y se enfoca con el 

 ocular F del anteojo la imagen de la ranura formada por el objetivo 

 acromático F. Después de quitar la luz de sodio se ve por el ocu- 

 lar F, cuando los rayos solares alumbran la ranura A, un espectro 



