e di prodotti agrari nei paesi extra-europei 341 



le estremità dei due indici registrano la massima e la minima 

 temperatura della giornata. 



Il funzionamento di questo apparecchio è cosi intuitivo che credo 

 bastino queste poche notizie perchè chiunque, anche colui che mai 

 ha visto l'apparecchio, possa eseguirvi facilmente le necessarie osser- 

 vazioni. T due indici di ferro si mettono a posto con un magnete. 



Questo termomctrografo serve eccellentemente per misurare la 

 temperatura delle acque di pozzi, di fiumi ecc. Infatti, calato l'ap- 

 parecchio nell'acqua, la temperatura di questa sarà data dalla mas- 

 sima, se quella ha una temperatura superiore all' atmosfera, dalla 

 minima qualora la temperatura dell'aria sia superiore a quella del- 

 l' acqua. 



L'osservazione della temperatura atmosferica va sempre fatta al 

 riparo dai raggi solari diretti. Qualora il viaggiatore o comunque 

 colui che deve fare l'osservazione non potesse aver l'ombra suffi- 

 ciente, è necessario che adoperi un termometro a fioìida, il quale 

 non è altro che un termometro ordinario, sospeso per mezzo di una 

 cordicella all'estremo superiore e che, avanti di far l'osservazione, si 

 fa ruotare in un piano verticale. Così lo strumento risentirà po- 

 chissimo dell' effetto delle radiazioni solari dirette e potrà, dopo 

 (|ualche minuto di rotazione, dare delle cifre assai esatte. Osser- 

 vando il termometro in terreno soleggiato, occorrerà ripararlo col 

 proprio corpo. 



Umidità atmosferica. — L'atmosfera contiene sempre una certa 

 quantità di vapor d'acqua, il quale, quando ha raggiunta la sua mas- 

 sima tensione, tende a condensarsi. 



La ricerca dell'umidità atmosferica chiamasi idrometria e gene- 

 ralmente negli osservatori si eseguisce con due specie' di strumenti : 

 gli igrometri e gli psicrometri. Questi ultimi sono i più adoperati 

 e consistono in apparecchi costituiti da due termometri a bulbo 

 eguale, di cui l'uno è rivestito esternamente tla una mussolina, che 

 vien bagnata con acqua al momento dell'osservazione. 



L'aria che circonda i termometri viene continuamente rinnovata 

 da un mulinello a pale, mosso da un movimento d'orologeria. 



L'evaporazione sul termometro bagnato produce un raffreddamento, 

 il quale aumenterà coll'aumentare della secchezza dell'aria. Che se 

 l'aria fosse satura di vapor d'acqua e la sua tensione nell'atmosfera 

 fosse massima, i due termometri indicherebbero la stessa tempe- 

 ratura. 



L Agricoltura Coloniale 20 



