( 27 ) 

 souche et la partie supérieure du terrain. On obtiendra en même temps, à 

 partir du pied de chaque souche, jusqu'au sillon creusé comme il vient 

 d'être dit, un plan incliné, au moyen duquel l'argile contenue dans la 

 couche superficielle de la terre végétale sera délayée par l'eau de pluie 

 tombant directement sur le sol, et s'écoulera dans le sillon, sans être coa- 

 gulée par une eau tenant en dissolution du bicarbonate de chaux. L'année 

 suivante, recommencer les labours en rétablissant le plan incliné et en le 

 modifiant s'il y a lieu, pour favoriser le maintien du sable à la surface du 

 sol. !> 



aiÉMOIRES PRÉSENTÉS. 



PllYSlQUii. — Recherches sur la compressibililé des liquides. Mémoire de 

 M. E.-H. Amagat, présenté par M. Berthelot. (Extrait par l'auteur.) 



(Commissaires : MM. Fizeau, Berthelot, Desains.) 



« Les recherches dont j'ai l'honneur de présenter les résultats à l'Aca- 

 démie ont eu surtout pour but d'étudier la compressibilité des liquides 

 volatils, maintenus liquides par la pression à une température supérieure à 

 celle de leur point d'ébullilion, condition dans laquelle, comme on le sait, 

 le coefficient de dilatation de ces corps devient Irès-cons'dérable. J'ai 

 opéré à la température ambiante, à loo degrés et à quelques températures 

 intermédiaires. Les expériences ayant été poussées jusqu'à Sg atmosphères, 

 j'ai pu examiner en même temps l'influence des limites des pressions. 



» Le liquide étudié était enfermé dans un piézomètre dont la tige tra- 

 versait le fond d'une cuve à parois de glace, pleine d'eau, dont on réglait 

 la température avec un tube de gaz. La pression était transmise par une 

 pompe à mercure, sans l'intermédiaire d'un autre liquide. Celte pompe re- 

 foulait en même temps le mercure dans un manomètre à air comprimé. 

 La limite des pressions que je voulais atteindre ne ni'ayant pas permis 

 l'emploi d'un manomètre à air libre, j'ai pris toutes les précautions pour 

 obtenir d'un manomètre à air comprimé toute la précision qu'on peut en 

 attendre. Celui que j'ai employé était formé d'un fort tube de cristal, long 

 d'un mètre, divisé en millimètres et terminé par une longue pointe effilée; 

 il portait à sa partie inférieure un réservoir très-épais destiné à augmenter 

 sa sensibilité, qui devenait ainsi égale à celle d'un manomètre de g mètres 

 de longueur. Tl était entouré d'un manchon de verre continuellement 

 traversé par l'eau d'un grand réservoir; la pointe supérieure étant fermée 

 à une température et sous une pression bien connues, un thermomètre 



4.. 



