( hl ) 



PHYSIQUE. — Sur les meilleures conditions d'emploi des galvanomètres. 

 Note (le M. Th. du Moncel. 



« L'usagefréquenl et prolongé quej'ai diifaire des galvanomètres sensibles 

 dans les diverses études que j'ai entreprises sur les corps médiocrement 

 conducleins m'a fait rechercher les meilleures conditions de leur emploi, 

 et j'ai pu me convaincre que, conformément à ce que j'avais déjà avancé 

 à ce sujet et par suite d'une mauvaise interprétation qu'on a dotmée aux 

 lois de maxima déduites des formules d'Ohm, les expérimentateurs étaient 

 généralement loin de se placer dans les meilleures conditions d'obser- 

 vation. 



» Dans plusieurs Notes que j'ai déjà communiquées à l'Académie dans 

 ses séances des lo février, 12 mai, 9 juin et 4 août 1873, et qui avaient du 

 reste suivi un travail considérable sur cette matière, entrepris en 1870 et 

 publié en 1871, j'ai traité cette question au point de vue maihématique, et 

 mes conclusions avaient même provoqué une discussion qui s'est terminée 

 par une Note de mon contradicteur dans laquelle les conditions de maxima 

 déterminées par lui sont exactement celles quej'ai résumées dans ma Note 

 du ra iriai iSySC). Depuis cette époque, d'autres recherches ont étéentre- 

 prisessur cette question par plusieurs savants, entre autres par MM. Weber, 

 Winter, Schwendler, mais jamais au point de vue où je m'étais placé, et 

 qui est pourtant celui qu'on doit considérer principalement, comme on va 

 le voir par le travail que j'envoie aujourd'hui et qui, étant cettefois purement 

 expérimental, pourra montrer définitivement la vérité de mes déductions. 



» La première conclusion que j'avais déduite du calcul était que, si 

 l'on fait figurer dans les fornuiles d'Ohm exprimant le moment magnéti- 

 que d'un galvanomètre tous les éléments de calculs auxquels on doit avoir 

 égard pour obtenir la longueur, la grosseur ou le diamètre du fil de l'hélice du 

 midtiplicateuret le nombre de ses tours de. spires., la résistance Rdu circuilexlé- 

 rieur la plus favorable à l'emploi d'un galvanomètre donné doit être beaucoup 

 moindre que celle IJ qui représente la résistance de son multiplicateur^ et doit 



avoir pour expression -,^- 1 alors que celle du multiplicateur a pour valeur 

 —^[[n + c)Ti-T- id] ; ce qui fait que cette dernière est à la première comme 



(') Voir la Note de M. Raynaud insérée aux Comptes rendes, t. LXXVI, p. i3o3, et celle 

 du même auteur insérée dans \ci Annales lélr^grnphiqucs, t. IV, p. 214. 



5o.. 



