( 544 ) 

 on a iiilrodiiit dans un même moufle horizontal le réservoir de porcelaine 

 d'un thermomètre à air de M. Deville, et un vase en biscuit contenant la 

 masse de platine (423s'',i 40) soumise à l'expérience; le moufle était chauffé 

 au gaz dans un fourneau à double enveloppe, système Perrot. Lorsque la 

 température de tout l'appareil était devenue bien stiitionnaire, on enlevait 

 le vase contenant le platine, ou retirait le métal et ou le plongeait rapide- 

 ment dans une éprouvette en platine placée, l'orifice en haut, au milieu 

 de l'eau du calorimètre. L'équilibre de température s'établissait lentement, 

 entre le platine chaud et l'eau environnante : aussi avait-on eu soin d'in- 

 staller le calorimètre dans «ne enceinte à température constante, sur le 

 modèle de celle qu'a adoptée M. Berthelot. La correction de refroidissement 

 se faisait par la méthode indiquée par M. Regnault et développée par 

 M. Pfaiiiidler. Deux expériences ainsi conduites ont donné, l'une o,o364 

 à ^87 degrés, l'autre o,o366 à 780 degrés; la chaleur spécifique moyenne 

 du platine entre zéro et 784 degrés est donc o,o365. 



» La chaleur spécifique moyenne entre zéro et 1000 degrés a été obtenue 

 exactement de la même manière. On a toutefois introduit un changement 

 important dans une partie des expériences. Pour éviter l'incertitude qui 

 existe toujours sur une correction de refroidissement, quand même celte 

 correction est faible (la correction ne dépassait pas o°,3 pour un excès de 

 1 1 à 12 degrés), on a supprimé, dans certaines expériences, l'éprouvette de 

 platine, et plongé directement le platine chaud dans l'eau : il ne se dégage 

 qu'une masse insignifiante de vapeur et le temps nécessaire pour atteindre 

 la température stationt)aire se trouve réduit de quinze ou vingt minutes à 

 quelques secondeSj ce qui supprime toute correction de refroidissement. Les 

 résultats de douze expériences faites, les trois premières par l'ancienne 

 méthode, les nenf autres par immersion directe du platine dans l'eau du 

 calorimètre, ont été : 



0,0376 à 985° 0,0877 " 1023" 0,0877 ^ 99^° 



0,0879 1028 0,0877 1028 0,0879 979 



0,0876 ggi 0,0876 1002 0,0879 9^9 



0,0876 ioo5 0,0876 ioo6 0,0876 979 



d'où 0,0877 pour la chaleur spécifique moyenne du platine entre zéro 

 et 1000 degrés. 



» En remplaçant le four Perrot par un autre four à double enveloppe, 

 chauffé à l'aide d un clialumeau Schlœsing, on a pu fixer et mesurer des 

 températures voisines de 1200 degrés. Le four à chalumeau Schlœsing, 

 construit, comme le premier, par M. Wiesnegg, donne même facilement 

 dos températures très-supérieures à 1200 degrés, mais dont la mesure 



