( 545 ) 

 tlirecle n'a pas encore pu être eflectuf'e. Dans les expériences à 800 et 

 1000 degrés, les tempérai lires, mesurées au manomètre du thermomètre à 

 air, étaient obtenues en ramenant le gaz, tout compte fait des variations de 

 volume du ballon de porcelaine, au mèuie volume au commencement et 

 à la fin de l'expérience, et notant la variation de pression; dans les expé- 

 riences aciuelles, on a opéré et par variation de pression et par variation 

 de volume; la température a donc été mesurée chaque fois de deux ma- 

 nières différentes. Ou a trouvé ainsi : 



o,o388 à 1168°, cette tempcrat!ire ctant donnoe par les deux mesures 1171 et n65 

 o,o388 à 11G8, » » l'^t) et 1166 



0,0389 •' ''94> " " ''9^ ^^ ''92 



Ainsi, la chaleur spécifique moyenne entre zéro et i 177 degrés est o,o388. 

 » Tontes ces mesures se résument fidèlement en la formule suivante, 

 qui peut donc être considérée comme donnant la chaleur spécifique 

 moyenne du platine entre zéro et t degrés jusqu'à 1200 degrés, 



C[ — o,o3i7 + 0,000006^. 

 On en déduit 



cy = o,o3?.3 01"= 0,0347 c;»" = 0,0371 



C;"= 0,0329 C;°''=o,o353 CJ""" =r 0,0377 



Cl" = o,o335 Cl" z= 0,0359 Cy"= o,o383 



C„'"'= o,o34i C;"» = o,o365 CJ""= 0,0389 



» On a ainsi les données nécessaires pour la mesure exacte, par luie 

 simple expérience calorimétrique, de toute température comprise entre 

 zéro et 1 200 degrés. On a, par là même aussi, le moyen de déterminer rapi- 

 dement toute autre chaleur spécifique, celle du carbone, par exemple, ainsi 

 que je l'ai déjà entrepris. 



» La chaleiu" spécifique vraie du platine à t degrés,—) est, dans les 



mêmes limites, 



Yt = o,o3i7 + 0,000012^, 

 ce qui donne 



7ioo = o,o3a9, Vsoo — 0,0377, 71000 = 0,0437, 7,200 = 0,0461. 



» II. On a mesuré la quantité de chaleur cédée par 1 gramme de platine 

 solide, du point de fusion à zéro. A cet effet, on fondait une certaine quan- 

 tité de platine, on plongeait dans le platine fondu un fil du même métal 

 contourné en spirale, et, au moment où la surface du bain se solidifiait, on 

 enlevait, à l'aide de ce fil, une rosette de platine solide que l'on immergeait 

 dans l'eau du calorimètre. Avec cinq rosettes, pesant respectivement 57»',3o, 



72.. 



