( 5f^9 ) 

 refroidie, conserve toujours tout son éclat. Il résulte de celle disposition 

 que le dépôt de rosée s'observe avec la plus grande facilité, de telle sorte 

 qu'on ne trouve presque aucune différence entre les températures des 

 instants où la rosée commence et finit de paraître sur l'instrument conve- 

 nablement refroidi par l'évaporation de l'étlier. 



» La forme de l'appareil est celle d'un prisme droit à b;ise carrée. Sa 

 bauteur a 8 centimètres et sa base i8 millimètres de côté. Trois petits 

 tubes de cuivre traversent le couvercle supérieur; le premier pénètre jus- 

 qu'au fond, et les deux autres, dont l'un est surmonté d'un entonnoir ser- 

 vant à introduire l'éther, débouchent seulement en haut. Deux petites fenê- 

 tres permettent de juger de l'agitation de l'éther par l'aspiration ou le 

 refoulement de l'air destiné à produire le refroidissement en évaporant 

 le liquide volatil : le mieux est d'opérer avec un aspirateur, dont on règle 

 l'aspiration suivant les besoins. Une tubulure centrale permet l'introduction 

 d'un thermomètre qui, se trouvant placé au milieu du liquide en évapo- 

 ration, donne la température à laquelle se fait le dépôt de rosée. 



» Un petit thermomètre fronde, fixé à côté sur un support en laiton, 

 permet de déterminer avec précision la température de l'air dont on veut 

 avoir l'état hygrométrique. 



» L'hygromètre à condensation, deDaniell, a été modifié autrefois par 

 l'un des membres éminents de cette Académie, par M. V. Regnaull. Il 

 en a fait un instrument de précision; mais son appareil ne s'est pas 

 répandu à cause de sa manœuvre délicate. Le d^pôt de rosée, se faisant 

 surim cylindre d'argent poli, est difficile à saisir. Dans l'hygromètre à face 

 plane que je présente, ce dépôt se voit très-facilement par contraste, même 

 à quelques mètres de distance, surtout si l'on a le soin de se placer de 

 manière à éviter toute réflexion sur les faces dorées, ce qui les fait paraître 

 d'un beau noir d'ébène. Son emploi étant très-simple, sans rien perdre de 

 sa précision, rien ne s'oppose plus à ce que son usage devienne général. 



)> Depuis que les observations météorologiques se sont multipliées de 

 tous côtés, l'hygromètre a pris une importance qu'il n'avait pas autrefois. 

 Celui qui est presque exclusivement emjiloyé aujourd'hui est le psychro- 

 mètre. Or, tous les physiciens savent que, au-dessous de zéro, on ne peut 

 pas compter sur les résultats qu'il donne; il en est de même dans un 

 air très-agité. Et cependant, presque partout, on continue à s'en servir 

 dans ces conditions-là. 



» Nous espérons que l'hygromètre à face plane, muni pendant les froids 

 de l'hiver d'un aspirateur rempli de glycérine, pourra donner des résultats 



