( 77» ) 



MÉMOIRES LUS. 



HYDROGRAPHIE. — Sw ta détermination de la quantité de vase contenue 



dans les eaux courantes. Note de M. Bouqcet de la Grye. 



(Commissaires : MM. H. Mangon, Belerand.) 



« Pendant le cours d'une mission hydrographique, dont le but était de 

 rechercher s'il était possible de créer un grand port à la Rochelle, j'ai dû 

 m'occuper d'un phénomène qui n'est point particulier au fond du perluis 

 d'Antioche, mais qui a là une importance considérable : je veux parier du 

 transport des vases par le jeu des courants de marée et de leur dépôt ulté- 

 rieur dans les estuaires et dans les bassins que nous créons pour les besoins 

 du commerce. Or, pour étudier la marche des envasements, aussi bien que 

 pour trouver les moyens de les combattre, il était indispensable de savoir 

 comment dans un courant se disposait la vase en suspension, ce qui de- 

 mandait un nombre d'analyses tel que le procédé usuellement employé 

 devenait inapplicable. 



n II était, en effet, impossible de songer à faire, à bord d'un petit bâti- 

 ment ou d'une chaloupe, des centaines de filtrages et de dessèchement 

 des filtres à l'étuve, puis autant de pesées de précision. D'autre part, si l'on 

 avait envoyé à terre, chaque soir, deux cents flacons étiquetés, cela eût 

 demandé un laboratoire, et je n'avais ni personnel, ni matériel spécial. 



» J'ai donc été amené à chercher une méthode de dosage plus simple, 

 et je suis arrivé à de bons résultats en notant l'identité de la transparence 

 de deux liquides. C'est un procédé optique substitué à la méthode des 

 pesées. Après avoir essayé diverses dispositions, voici celle à laquelle je 

 me suis arrêté. 



» L'instrument, auquel on peut donner le nom depélomètre [yrriXoç, vase), 

 consiste en un récipient en forme de V,. dont les faces rectangulaires, in- 

 clinées au Yj, sont formées de glaces peu épaisses; les cotés sont en cuivre 

 ou en fer-blanc. Une division graduée en centimètres part de la jonction 

 inférieure des glaces. 



» En remplissant le pélomètre, tenu vertical, avec l'eau à analyser, les 

 couches horizontales croissant en épaisseur de bas en haut, ou peut, par 

 comparaison avec des témoins titrés d'avance et renfermés dans des tubes 

 terminés par des gljces, avoir inunédiatement autant de lectures d'épais- 

 seur des couches liquides qu'on a de témoins. Une table construite d'avance 

 permet ensuite de convertir ces lectures en titrages, exprimés en vase sèche 



