( "77 ) 



M Dans de telles comlilioiis, si le microscope reçoit de la imnière dans 

 une direction parallèle au plan médian du cylindre, on verra nn champ 

 éclairé, traversé par une ligne formant réticule; mais, si le microscope 

 reçoit de la lumière obliquement au ])lau médian du cylindre, on verra le 

 réticule se dédoubler, et, si l'on incline l'œil à droite ou à gauche, on verra 

 le réticule bordé d'un côté par une bande noire plus ou moins large et de 

 l'autre côté par une bande éclairée, ce phénomène étant produit par la 

 réflexion totale que les rayons lumineux éprouvent en traversant le cy- 

 lindre obliquement et en rencontrant la lame de baume dont l'indice de 

 réfraction est inférieur à celui du flint employé. 



» Par conséquent, si la face réfléchissante diï cristal a sa trace perpendi- 

 culaire à la ligne zéro du microscope, on verra un réticide également éclairé 

 à droite et à gauche ; mais, si l'on fait tourner le cristal avec la platine du 

 microscope, le réticule va immédiatement être bordé d'un côté par une 

 bande noire et de l'autre par une bande éclairée. Eu plaçant le cube sur la 

 platine du microscope, successivement sur ses différentes faces, il est donc 

 facile de mesurer les angles que les traces des faces du cristal font avec les 

 arêtes du cube, et l'on voit que, si petit que soit un cristal, le phénomène 

 décrit plus haut se produira, pourvu que le cristal puisse réfléchir la lumière 

 sur une étendue assez grande pour éclairer le centre du réticule. Il suffit 

 que la face du cristal apparaisse, vue au microscope, avec une dimension 

 d'environ 2 millimètres. Or un cristal de ~ de millimètre pourra se 

 mesurer avec un grossissement de soixante diamètres seulement; un cristal 

 de ^-~ de millimètre demanderait un grossissement de deux cents fois. 



» Pour permetire de placer successivement chaque face du cristal dans 

 l'axe du microscope sans changer les directions relatives des faces du cris- 

 tal, des arêtes du cube et des divisions de la platine, il est nécessaire 

 d'adapter sur la platine tournante une platine mobile, au moyen de deux 

 vis micrométiques suivant deux directions rectangulaires; il est bon égale- 

 ment, pour obtenir plus de précision, d'avoir une vis micrométrique pour 

 le mouvement de rotation. 



» Pour apprécier le degré de précision que donne cette méthode, j'ai 

 mesuré des cristaux de moins de -^ de millimètre, tels que des^clivages 

 de spath, de blende, des cristaux microscopiques de quartz, etc. ; l'erreur 

 n'a jamais dépassé 1 degré. 



» Cette erreur est grande, mais ces premiers essais ont été faits avec un 

 oculaire encore imparfait, et je ne me suis pas astreint aux conditions 

 d'éclairage qui seraient nécessaires pour obtenir le meilleur résultat pos- 



