( 127 ) 



par le déplacement successif des curseurs, donne la différence des nombres 

 de vibrations des sons i/io ^^ '"«2» dont on a le rapport, ce qui est conforme 

 au principe donné par Sclieibler, pour la construction du tonomètre, et 

 permet de calculer le nombre absolu des vibrations de ut.^. 



» On continue de la même manière jusqu'à ce qu'on arrive à iil^; che- 

 min faisant, on rencontre de nombreux points de repère et de vérifications 

 dans les intervalles simples tels que la quarte, la quinte, la sixte, etc. En- 

 fin l'on connaît de cette façon le nombre absolu de vibrations correspon- 

 dant à chaque trait de la division du diapason étalon. 



» La seule difficulté pratique que j'aie rencontrée, et que je crois être 

 sur le point de surmonter, c'est dans le mode de fixage des curseurs sur 

 les diapasons; il faut, en effet, qu'ils s'y trouvent fixés d'une manière tout 

 à fait invariable, de telle sorte que le son n'éprouve aucune variation de 

 hauteur, quand le diapason est mis en vibration, ce qui n'arrive pas tou- 

 jours, quoique les différences observées soient très-faibles ; en second lieu, 

 il faut que l'on puisse remettre mathématiquement les curseurs dans la 

 même position. 



» J'ai déjà vérifié un certain nombre des divisions tracées par M. Konig, 

 sur mes diapasons, d'après son tonomètre, et je n'ai trouvé que des diffé- 

 rences qui ne s'élèvent pas à plus de quelques centièmes de vibration par 

 seconde, ce qui montre le degré de confiance que l'on peut attribuer aux 

 déterminations faites d'après le tonomètre qu'il a construit. 



» Par cette méthode, on pourra donc plus facilement que par l'ancien 

 procédé, mais non cependant sans une attention soutenue et de nombreuses 

 déterminations, diviser l'intervalle de m/o à uts en sons différant l'un de 

 l'autre de deux vibrations et même d'une seule, si on le désire; tout au 

 moins, le même procédé permettra, par l'emploi des diapasons auxiliaires 

 à curseurs, de vérifier l'exactitude des divisions des diapasons étalons mon- 

 tés sous forme de vibroscope, et de dresser une table de corrections, si ces 

 divisions ne sont pas parfaitement exactes. 



» Le vibroscope tonomètre une fois construit et vérifié, pour déterminer 

 la hauteur d'un son quelconque, il suffira de placer un des diapasons qui 

 en fait partie à côté du corps vibrant, de telle sorte que les vibrations soient 

 perpendiculaires les unes aux autres; on fixera sur ce dernier corps, qui 

 sera une verge, une plaque, une corde, etc., même la membrane du pho- 

 notoscope, quelques parcelles de poudre d'antimoine, puis on déplacera les 

 curseurs jusqu'à ce qu'on obtienne une courbe acoustique de forme bien 

 reconnaissabie, telle que celle qui serait due à des vibrations dans le rap- 



