( '28 ) 

 port (le I : 2, I : 3, I : /|, I : 5,...; si le son étudié est plus élevé on plus 

 grave que ceux que renferme l'intervalle de ut.^ à ut.^, il n'est pas même 

 nécessaire d'obtenir la fixité absolue de la courbe. En déterminant, en effet, 

 la durée de la période de retour de la même figure, on peut connaître la 

 différence du nombre de vibrations du son à celui qu'il devrait avoir pour 

 que cette fixité existât. 



» Avec ce tonomètre, je me propose de reprendre, avec plus d'exactitude 

 qu'on n'a pu le faire jusqu'à présent, l'étude des vibrations des corps ri- 

 gides, particulièrement des plaques, afin d'arriver, s'il est possible, à élucider 

 la question, encore si controversée, de la propagation du son dans les corps 

 qui présentent au moins deux dimensions du même ordre de grandeur. » 



PHYSIQUE. — Pjromèlre acoustique; par M. J . Chactard. 

 (Commissaires : MM. Edm. Becquerel, Jamin.) 



« M. Mayer a donné, il y a quelque temps (i), la description d'un py- 

 romètre acoustique, fondé sur la variation de longueur de l'onde sonore 

 dans l'air, lorsque la température vient à cbauger. Cette modification est 

 constatée à l'aide d'un appareil à flammes manométriques, que l'auteur 

 nomme inicromclre, disposé de manière à pouvoir mesurer le déplacement 

 angulaire de deux portions de flammes voisines, pour un intervalle quel- 

 conque de température. Cette méthode est d'une application difficile, sur- 

 tout lorsqu'il s'agit de réaliser les expériences dans un cours; je l'ai modi- 

 fiée de façon à la rendre plus commode et plus simple dans son emploi. 



» Voici ma manière d'opérer : 



» Le son est produit à l'aide d'un diapason, ut,,, je suppose, monté en 

 regard d'un résonnateur que l'on met en relation avec les deux bran- 

 ches de l'appareil à interférences, imaginé par Quincke et perfectionné 

 par Rœnig. A la branche mobile de cet appareil, fait suite un long tube 

 de cuivre, plongé dans l'enceinte dont il s'agit d'évaluer la température. Ce 

 tube revient sur lui-même et communique avec une petite capsule ma- 

 nométrique; la branche fixe de l'appareil de Quincke se termine par une 

 seconde capsule, laquelle, ainsi que la première, est en rapport avec le 

 même brûleur. Cette disposition se complète par un miroir tournant, qui 

 permet de juger de 1 "état de la flamme. 



» Cela étant, si les lubes qui séparent le résonnateur des capsules ren- 



( i) American Journal, 3' série, t. IV, page 4^5, et Joiirn. de P/iys., t. II, page 227. 



