( 35o ) 



» L'instrument que j'ai l'honneur de présenter se compose d'un prisme 

 biréfringent ordinaire pour polariseur, et d'un Nicol pour analyseur; ce 

 dernier est fixé, ainsi qu'une petite lunette de Galilée, sur une alidade avec 

 laquelle ils tournent. La partie nouvelle consiste en une plaque de gypse 

 clivé mince et couvrant la moitié d'un diaphragme situé entre le polari- 

 seur et l'analyseur. Placée entre deux Niçois, dont les sections princi- 

 pales sont perpendiculaires, cette plaque donne le jaune du deuxième 

 ordre, correspondant à la raieD de la soude, soit avec la lumière blanche, 

 soit avec la lumière jaune. Si les Niçois ont leurs sections parallèles avec 

 la lumière blanche, on a la couleur complémentaire bleu-violet; avec la 

 lumière jaune, on a du noir : c'est cette remarque qui m'a servi de point 

 de départ. 



» Cette plaque est fixe, mais le polariseur peut tourner; quand il 

 marque zéro, ainsi que l'alidade, on a pour les deux moitiés du dia- 

 phragme l'extinction complète. Si le polariseur marque 2 degrés, par 

 exemple, on n'a plus l'extinction complète, mais les moitiés sont encore 

 de même nuance; alors, en tournant l'alidade de 2 degrés à gauche, l'une 

 des moitiés devient noire tandis que l'autre s'éclaircit ; en tournant l'ali- 

 dade de 2 degrés à droite, on a l'apparence inverse. En tournant le pola- 

 riseur même de l'angle maximum, 45 degrés, on a les mêmes phéno- 

 mènes. 



» La ligne de séparation est aussi un clivage, de sorte qu'elle est très- 

 fine et disparaît même quand on établit l'égalité de nuances. 



» Cette plaque de gypse produit donc très-simplement l'effet d'un pola- 

 riseur en deux parties, dont les sections principales feraient entre elles 

 un certain angle, et, de plus, elle permet, sans complication, de rendre 

 cet angle variable de zéro à 45 degrés, ce qui peut être d'un précieux 

 avantage dans les applications; car, un liquide plus ou moins décoloré 

 étant donné, on pourra choisir l'angle qui donnera le maximum de pré- 

 cision. 



» L'agencement mécanique de l'appareil présente aussi quelques parti- 

 cularités : une petite glace, fixée sur le porte-loupe, renvoie la lumière du 

 bec sur les divisions et évite l'emploi d'une lumière accessoire. Il y a deux 

 divisions: l'une en degrés saccharimétriques, l'autre en degrés ordinaires; 

 je les ai placées toutes deux concentriquement à la partie supérieure, ce 

 qui en rend la lecture plus facile. La mise au zéro se fait au moyen d'un 

 bouton molleté et d'un ressort antagoniste qui évite le jeu. Je propose 

 même de supprimer tout à fait ce mouvement, en faisant commencer la 

 chiffraison à l'extrémité gauche des divisions. Le résultat serait donné par 



