( 4i2 ) 



a été comprimé sur ses parois extérieures; le liquide qu'il contenait s'est 



élevé dans le tube capillaire, à 



20 atmosphères, de 6 millimètres 

 ^o » 12 » 



60 » 18 » 



soit de 6 millimètres pour 20 atmosphères, avec une erreur d'environ 

 I millimètre, qui provenait sans doute des indications fournies par mes 

 manomètres. L'expérience a été poussée jusqu'à 460 atmosphères, et 

 l'élévation du liquide est restée, jusqu'à la fin de l'expérience, proportion- 

 nelle à la pression. Dans l'expérience que je viens de rapporter, le coeffi- 

 cient de compressibilité de l'enveloppe était de 0,000001 3 pour i atmo- 

 sphère. 



» Le même réservoir comprimé intérieurement à io4 atmosphères s'est 

 brisé. Les éclats sont très-réguliers de formes et de dimensions; les cassures 

 sont dirige'es suivant les génératrices du cylindre. 



» J'ai recherché si l'enveloppe subissait une déformation permanente 

 sons des pressions élevées. J'ai toujours constaté que le liquide reprenait 

 son niveau primitif lorsque la pression était supprimée ; la défoimation 

 permanente n'avait donc pas eu lieu, même après une pression de 120 a 

 3oo atmosphères supportée par le réservoir pendant six heures. 

 » H résulte de mes recherches : 



» 1° Qu'un réservoir de verre se brise bien plus facilement par luie 

 pession intérieure que par écrasement ; 



» 2° Que les quantités dont le volume du réservoir varie sont propor- 

 tionnelles à la pression, au moins dans des limites très-étendues, surtout 

 dans le cas où cette pression s'exerce sur les parois extérieures. 



» En me basant sur ces propriétés des enveloppes de verre, j'ai été con- 

 duit à employer comme manomètre l'instrument que j'ai décrit; je l'ai 

 expérimenté pendant mes recherches sur la compressibilité des gaz. Ce 

 manomètre, qui est d'une construction des plus simples, était en relation 

 aVec deux grands manomètres à air libre que j'ai déjà eu l'honneur de 

 faire connaître à l'Académie, à l'occasion de mes diverses recherches sur 

 les pressions: pendant toutes ces expériences, j'ai pu constater la précision 

 et la très-grande sensibilité de ce petit appareil. La seule condition qui soit 

 indispensable à son fonctionnement est la fixité de la température. Dans 

 les expériences de laboratoire, elle peut être absolue au moyen de la glace 

 fondante; dans l'industrie, un bain d'eau à température constante suffi- 

 rait. La graduation étant placée sur luie règle mobile, le manomètre pom- 



