( 497 ) 

 chimistes la méthode nouvelle que j'ai instituée, et dont l'application d'ail- 

 leurs n'est pas restreinte à ce cas particulier. 



" L'appareil consiste en un ballon de i ', litre de capacité, prolongé par 

 lin tube de i™, 2ode longueur et de o"", 02 dediamèlre, du calibrage le plus 

 parfait et portant à l'extérieur dans toute son étendue une échelle de divi- 

 sions en millimètres. La capacité du ballon et celle du tube ont été préala- 

 blement jaugées à plusieius températures. On commence par remplir l'ap- 

 pareil de mercure pur et sec et on le renverse ensuite dans une cuvetle 

 profonde également pleine de mercure. Quand le tube est rendu bien 

 vertical et fixe, on estime la hatiteur de la colonne de mercure soulevée, 

 qui doit s'accorder sensiblement avec la hauteur indiquée par le baromètre 

 du laboratoire. On fait alors passer dans le ballon une ampoule contenant 

 une quantité convenable du liquide à va|)oriser, après avoir cassé la pointe 

 contre la paroi interne du tube. Le liquide se vaporise instantanément et 

 le niveau du mercure se déprime ; on note la division à laquelle il s'arrête 

 pour avoir le volume de l'espace occupé par la vapeur, et l'on relève de 

 nouveau la hauteur mercurielle. La diftérence des deux observations donne 

 la force élastique de la vapeur à la température ambiante. Pour assurer la 

 constance de la température dans le réservoir de cette sorte de thermo- 

 mètre à vapeur, il y a lieu de plonger la partie supérieure de 1 appareil 

 dans un récipient plein d'eau et fermé par une glace transparente. Cela 

 posé, on déduit la densité x de la relation 



„ V(i-(-KO A o 



P = ^ ^ ' —r- I ,293 X X. 



P poids du liquide employé; il s'obtient par deux pesées de l'ampoule, 



d'abord pleine, puis crevée et recueillie avec ses fragments; 

 V, K, a sont des données initiales; 

 h et t sont fournies par des lectures. 



» La formule n'est applicable qu'à la condition que h soit inférieure à 

 la tension maxima de la vapeur à la température t, c'est-à-dire à la condi- 

 tion qu'il ne reste plus de liquide à vaporiser. Dans le jirocédé de Gay-Lus- 

 sac, on réussissait à dépasser la linnte de saturation en élevant notablement 

 la températtu'e, ou bien on s'assurait que la vapeur était surchauffée en 

 comparant la valeur de // à celle de la tension maxima inscrite dans des 

 Tables. Ce qui attribue à mon procédé un caractère de nouveauté et le 

 différentie do la méthode de Gay-Liissac, c'est qu'il dispense de cette ma- 

 nipulation ou de cette recherche. Il est fondé sur les propriétés des vapeurs 



