{ 534 ) 



PHYSIQUE. — Délerminalion des densités de vapeur; 

 par M. H. Saixte- Claire Deville. 



« M. Croullebois a publié, dans le Compte rendu de la dernière séance 

 de l'Acadéaiie (i), une « méthode nouvelle qu'il a instituée » pour la dé- 

 termination des densités de vapeur et à laquelle il attribue « un caractère 

 de nouveauté », par rapport à la mémorable méthode de Gay-Lussac, 



» Quand on connaît bien les détails de cette méthode et les modifica- 

 tions peu importantes que divers savants y ont introduites, on s'étonne 

 que M. Croullebois ait pu attribuer au procédé qu'il décrit une supériorité 

 quelconque sur celui de Gay-Lussac. 



» Son (( appareil consiste en un ballon de i ^ litre de capacité, prolpngé 

 11 par un tube de i", 20 de longueur, de o™, 02 de diamètre ». Cet appa- 

 reil doit être rempli de 25 kilogrammes de mercure et renversé sur une 

 cuvette profonde. 



M M. Croullebois aurait dû donner les détails de cette opération méca- 

 nique qui présente de sérieuses difficultés. Le tube cylindrique de Gay- 

 Lussac, en lui donnant la hauteur et le diamètre convenables, et en y 

 faisant le vide avec la pompe de Sprengel, est bien préférable à cet appareil 

 compliqué. Il permet d'ailleurs de faire varier notablement le volume 

 occupé par la vapeur en élevant ou abaissant ce tube cylindrique dans le 

 mercure de la cuve, avantage qui n'existe, dans le nouvel appareil, que 

 d'une manière fort restreinte, à cause du volume (i { litre) du ballon et 

 du faible diamètre (o",02) du tube qui lui est soudé. L'appareil de Gay- 

 Lussac présente d'ailleurs un autre avantage qu'on ne saurait trop recom- 

 mander dans des expériences de ce genre, où l'oubli du principe de Watt 

 sur la paroi froide peut donner lieu à des erreurs très-importantes : toutes 

 les parties du tube doivent être maintenues à la même température, au 

 moyen de l'eau constamment agitée (2). Enfin ce que n'a ^as compris 

 M. Croullebois et que Gay-Lussac a si heureusement imaginé, c'est qu'il 

 faut introduire dans le tube manométrique une ampoule mince et effilée, 

 pesée vide et ensuite pleine de liquide en quantité suffisante pour que 

 quelques degrés d'augmentation dans sa température suffisent pour la 



(i) Comptes rendus, p. 496 de ce volume. 



(2) M. Croullebois ne pai-aît pas avoir entouré son grand ballon d'eau, car il dit seule- 

 ment : « Il y a lieu de plonger la partie supérieure de l'apifareil dans un récipient plein 

 d'eau et fermé par une glace transparente. » 



