( 674 ) 

 est composé d'une paire de fils fixes et d'une paire de fils mobiles, les fils 

 de chaque paire étant distants l'un de l'aufre à peu près de la valeur 

 angulaire du diamètre de Vénus ; ces fils sont tous parallèles entre eux et 

 sont coupés à angle droit par un fil fixe unique, qui passe par le centre de 

 rotation du micromètre. 



» Cette disposition répond parfaitement au but que l'on s'est proposé; 

 mais elle convient moins pour une mesure très-importante, celle de la 

 corde commune aux deux astres ou de l'échancrure qui se produit sur le 

 bord du Soleil pendant l'entrée ou la sortie de Vénus. Cette corde variant 

 très-rapidement dans le voisinage des contacts, sa longueur peut servir à 

 déterminer une phase précise du phénomène : il importe donc de pouvoir 

 la mesurer, ou mieux encore d'apprécier l'instant où la corde atteint une 

 grandeur déterminée quand elle varie très-rapidement. 



» Une disposition additionnelle très-simple du micromètre, et qui pourra 

 être réalisée à peu de frais, permettra, je crois, d'effectuer avec plus de 

 facilité cette mesure de la corde commune AB [fig. i). Le chariot mobile 

 sera muni de deux fils AC, BC, faisant entre eux un petit angle dont la 

 bissectrice est le fil fixe OC passant par le centre du micromètre. Pour 

 plus de simplicité, je supposerai que l'un des fils mobiles x^^ passe par le 

 sommet C de l'angle des deux fils. Quand on connaîtra la distance CO d'une 

 ligne quelconque AB parallèle à xy\ il sera facile d'évaluer la longueur du 

 segment AB intercepté par l'angle ACB, longueur proportionnelle à la dis- 

 tance CO. Entre de certaines limites, cette évaluation se fera d'autant plus 

 exactement que l'angle ACB sera plus petit. Il est clair, du reste, que si l'on 

 oriente le micromètre de position, de manière à faire passer le fil fixe VC, 

 par les centres de Vénus et du Soleil, les fils AC, BC passeront à la fois par 

 les extrémités A et B de la corde commiuie. 



» Voici comment pourra se faire l'observation : on orientera convena- 

 blement le micromètre de position, on disposera les fils mobiles de ma- 

 nière à intercepter dans le voisinage de la corde un segment d'une longueur 

 égale à celle que la corde va atteindre un instant après, et on fera la lecture 

 du tambour divisé de la vis micrométrique. On notera exactement l'instant 

 où les bords de l'échancrure atteindront les fils, puis ou amènera rapide- 

 ment le fil mobile xj eu AB, et ou fera encore la lecture du tambour divisé 

 de la vis microméirique : on connaîtra ainsi l'intervalle CO et, par suite, la 

 longueur de la corde AB. 



» Pourvu que l'angle des deux fils AC, BC soit très-petit, le faible dé- 

 placement que la corde AB éprouvera suivant la direction OC^ pendant le 



