( IIM ) 



PHYSIQUE. — Sw lin régulateur de volume pour courant de gaz. 

 Note de M. II. Giroud, présentée par M. Jamin. 



M On s'est depuis longtemps occupé de régler la flamme du gaz soit 

 pour l'industrie, soit pour les besoins des laboratoires. Clegg, en 1816, 

 pour les usines de production du gaz, MM. Paul Thenard, Bunsen, Henri 

 Giroud, etc., pour les besoins des laboratoires, y sont arrivés en réglant la 

 pression devant le brùleiu-, de sorte que le voliune dépensé cbange avec ce 

 dernier; M. Giroud peut aussi régler le volume^ de sorte qu'en changeant 

 le brûlein- le vohune dépensé reste le même : c'est la pression qui change. 

 Les applications fréquentes qu'on fait du gaz dans les laboratoires, le 

 besoin qu'on y peut avoir, dans certaines recherches, d'un écoulement 

 invariable, l'utilité qu'il y a à chauffer des étuves, des bains à une tempé- 

 rature constante, m'ont permis de croire que cette question présente de 

 l'intérêt. 



» Le problème résolu est celui-ci : 



» Rendre le volume qui s'écoule en un point donné d'un courant de gaz indé- 

 pendant des vaiiations de pression du gaz et de la grandeur de iorifice final 

 d'écoulement. 



» L'appareil, dont \afig. i représente en grandeur naturelle une coupe 



Fig. I. 



Fig. 2. 



Fig. 3. 



axiale, se compose d'im bassin cylindro-annulaire A, fermé par un cou- 

 vercle C; d'une cloche métallique a très-légère, qui [)lougedans un liquide 

 versé dans le bassin : on choisit la glycérine, qui ne se congelé ni ne s'éva- 

 |)ore aux températures atmosphériques. La cloche porte à sou sommet un 

 obturateur d'une forme quelconque (la cloche elle-même pouvant en jouer 

 le rôle), qui vient fermer plus ou moins le passage R laissé au gaz dans le 

 couvercle; nn trou o est pratiqué dans la partie supérieure de la cloche. 



