( i455 ) 

 ée - (Vu 11 

 par a la valeur correspondante de — m, on a, \>ouv le temps cherché, 



Si donc on désigne par t la durée - d'une demi-révolution de l'ellipse, 



a a _ fi y. 



b 11. \ b T! 



PHYSIQUE. — Elude des radiations solaires (suite); par M. P. Desaixs. 



<c Dans les séances précédentes, l'Académie a reçu plusieurs Communi- 

 cations relatives au rayonnement solaire; comme depuis plusieurs années 

 je m'occupe de la même question, je demande la permission d'indiquer 

 rapidement quelques-uns des résultats que j'ai obtenus et la direction dans 

 laquelle je poursuis ces études. L'appareil que j'emploie le plus souvent 

 est l'appareil thermo-électrique de MM. Nobili et Melloni : seulement je lui 

 ai donné une forme commode pour le service que je lui demande. La pile 

 est formée de quatre éléments seulement. Elle est logée au fond d'un Inbe 

 de gulta-percha, et peut à chaque instant être dirigée vers le Soleil. Le gal- 

 vanomètre est construit de façon à pouvoir être facilement transporté 

 (voir Comptes rendus, séance du 29 novembre i86g). 



» Avec ces dispositions rien n'est plus simple que de suivre pendant 

 toute la durée d'une journée les variations que subit en un même lieu l'in- 

 tensité de la radiation solaire. Il était bon toutefois de s'assurer que la 

 sensibilité de l'appareil thermo-électrique n'éprouve pas de changement 

 notable par suite des changements de température auxquels il est forcé- 

 ment soumis, pendant une série d'observations qui peut durer plus de 

 douze heures. Des expériences directes m'ont prouvé que ces changements 

 de sensibilité ne sont pas à craindre dans les conditions où l'on opère. 



» Mais, de ce que la sensibilité de l'instrument reste constante pendant 

 la durée d'une journée, on ne peut pas conclure qu'elle soit encore la même 

 à huit ou quinze jours de distance. Il faut donc avoir un moyen de con- 

 stater les changements possibles et d'en mesurer la grandeur. 



» Pour cela il suffit de comparer de temps à autre l'action du Soleil sur 

 le thermomultiplicateur à celle qu'il exerce siu- un thermomètre placé dans 

 des conditions identiques à celle où se trouve la pile elle-même. 



» La vitesse initiale du réchauffement qu'éprouve le thermomètre au 

 moment où il commence à recevoir les rayons est toujours proportion- 

 nelle à l'action impulsive donnée au même instant à l'aiguille du thermo- 

 multiplicateur, et elle peut, comme cette dernière, mesurer l'intensité de la 



