( i8i6 ) 



PHYSIQUE. — Sur la température du Soleil. Note de M. J. Violle, 

 présentée par M. H. Sainte-Claire Deville. 



(Commissaires : MM. Fizeau, Jamiii, Desaiiis.) 



« J'ai indiqué et discuté précédemment la méthode que j'emploie le 

 plus souvent dans mes mesures sur la température du Soleil. Je décrirai 

 aujourd'hui l'appareil dont je me sers, et je développerai le calcul des 

 expériences. 



» Mon appareil se compose de deux enveloppes sphériques concen- 

 triques en laiton. L'enveloppe intérieure, de i5 centimètres de diamètre, 

 constitue l'enceinte au centre de laquelle se trouve la boule du thermo- 

 mètre soumis à l'expérience. Cette enceinte, noircie intérieurement, est 

 maintenue à températiue constante par un courant d'eau continu 

 fourni par les conduites de la ville et circulant entre les deux boules. La 

 boule extérieure a 23 centimètres de diamètre; elle a été soigneusement 

 polie sur sa face externe et elle est, en outre, protégée par des écrans qui 

 laissent libre seulement l'ouverture d'admission. Celle ouverture est à l'une 

 des extrémités d'un tidje de laiton, de 17™'", 5 de diamètre, dirigé suivant 

 l'un des rayons de la sphère et débouchant, d'autre part, dans la boide 

 intérieure. L'exirémilé libre du tube d'admission porte un diaphragme mo- 

 bile percé de trois trous circulaires de diverses grandeurs. Trois autres 

 tubes traversent encore, suivant des rayons, l'espace compris entre les 

 deux sphères : d'eux d'entre eux, placés l'un à /j5 degrés, l'autre à go de- 

 grés du tube d'admission, servent l'un ou l'autre, suivant les circonstances, 

 à laisser passer la tige du thermomètre; le troisième, fermé jsar une glace 

 dépolie et légèrement noircie, est dirigé suivant le prolongement du tube 

 d'admission et permet de constater que les rayons solaires tombent bien 

 exactement sur la boule du thermomètre. L'orientation convenable de l'ap- 

 pareil s'obtient d'ailleurs s.ins peine, grâce à sa forme sphérique, qui permet 

 de le faire tourner graduellement dans le sens voulu sur un anneau circu- 

 laire servant de support. 



» La marche d'ime expérience est la suivante : tous les tubes étant soi- 

 gneusement fernis et le thermomètre en place, on lit la température (la- 

 quelle est slationnaire si tout est bien réglé depuis un temps suffisant ) ; 

 puis on ouvre le tube d'admission, après avoir amené on face du tube tel 

 trou (lu diaphragme que l'on juge convenable. Maintenant des lors l'ap- 

 pareil toujours exactement orienté, on attend que la température soit de- 



