XXVI, 1. Wulff: Über ein Minot- Mikrotom u. einen Mikroskopiertisch. lOl 



erweisen wird, als die Mikroskopiertischformen, die man von den 

 größeren Firmen , für einen Arbeitsplatz am Fenster passend , an- 

 geboten findet. Diese gleichen zum Teil allem anderen mehr, als 

 einem Mikroskopiertisch, haben z. B. aus mir unerfindlichen Gründen 

 in etwas unter Kniehöhe eine zweite Platte oder einen Querboden, 

 der keinen anderen Zweck erfüllt, als dem Beobachter eine möglichst 



4. 



Der neue Mikroskopiertisch mit den nötigen Utensilien. Rechts neben 

 dem Mikroskop ist die Öffnung zu sehen, unter der der Kasten mit der 

 Spülflasche sich befindet. Das kleine Mikrotom ist wie in Figur 3 mit Ge- 

 frierkammer montiert. Der Aufnahme wegen war der Tisch vom Fenster 

 abgerückt worden. Auf dem ausgezogenen Schieber (rechts) liegt der zum 

 Verschluß der Spülvorrichtung dienende Deckel. Die Aufnahme gibt die 

 Verhältnisse ziemlich genau in ^/jo nat. Größe wieder. 



unbequeme Haltung seiner Beine aufzuzwingen oder sonst einen dauern- 

 den Konfliktzustand mit dem Tische aufrecht zu erhalten. Oder sie 

 scheinen für einen Chemiker bestimmt zu sein, nicht aber für Arbeiten, 

 bei denen Licht und wieder Licht vonnöten ist. Denn vor dem 

 Arbeitsplatz am Tische erhebt sich ein stattliches Regal für Reagen- 

 tien. Das Tageslicht zum Mikroskopieren muß also von der Seite 

 genommen oder immer künstliches Licht verwendet werden. Eine 



