XXVI, 1. Wolff: Über ein Mlnot- Mikrotom u. einen Mikroskopiertiscli. 85 



es unternahm, die Konstruktion eines Modelles auszuarbeiten, das 

 unter Wahrung aller Vorzüge des Minot- Zimmermann sehen Kon- 

 struktionstyps, — vor allem sämtlicher Bestandteile der Konstruktion 

 des Modell I, die die Exaktheit der von ihm geleisteten Arbeit be- 

 dingen, — doch in allem übrigen soweit vereinfacht sein sollte, daß 

 seine Herstellung zu einem für weniger bemittelte Private, kleine 

 Institute usw. leicht zu erschwingenden Preise (der es eventuell 

 größeren Instituten gestattet, den fortgeschritteneren Praktikanten 





1. 



Mikrotom Minot -Zimmermann, Modell I: Grundplatte 17x17 cm, Gewicht 

 (netto) 8-050 kg , maximale Schnittgröße 3-3 bis 4*2 cm x 5'5 cm , maximale 



Blockhöhe 35 cm. 



lieh weniger. 



eigene Instrumente in die Hand zu geben) möglich wäre, der sich 

 jedenfalls in der Höhe von nicht viel über 100 Mk., ~ wenn mög- 



- bewegen sollte. 

 Als ich meine Vorschläge und Zeichnungen Herrn E. Zimmermann 

 unterbreitete, erfuhr ich, daß er und seine Mitarbeiter bereits den- 

 selben Gedanken durch ein anderes Modell zu verwirklichen im Be- 

 griff waren. Da dies Modell jedoch, wie mir später mitgeteilt wurde, 

 nicht den von der Firma gestellten Anforderungen entsprach, wurde 

 unter Benützung meiner Entwürfe zum Bau eines neuen Instrumentes 

 geschritten, das allen Anforderungen, die man an ein Präzisionsinstru- 

 ment stellen muß, entspricht. Ich betone aber, daß einzelne mir ganz 



