84 Wulff: Über ein Minot- Mikrotom u. einen Mikroskopiertisch. XXVI, 1. 



Über ein neues kleines Minot- Mikrotom, 

 das noch für feinste histologische und embryo- 

 logische Arbeiten ausreicht, und über einen 



neuen Mikroskopiertisch. 



Von 



Dr. Max Wolff 



in Bromberg. 



Hierzu fünf Textabbildungen, 



In einer Mitteilung „Über Gefriermethoden und Gefriermikro- 

 tome usw." hatte ich vor kurzem in dieser Zeitschrift^ auf die 

 außerordentlichen Vorzüge des Minot -Zimmermann sehen Mikrotoms, 

 die es vor allen anderen Konstruktionstypen auszeichnen, mit Nach- 

 druck hingewiesen, da sie mir speziell für Gefrierarbeiten bisher 

 noch nicht genügend gewürdigt zu sein schienen. 



Ich nahm dabei Veranlassung, mich auch über einige andere 

 Instrumente zu äußern, die zwar erhebliche prinzipielle Nachteile 

 ihrem ganzen Konstruktionstyp nach bieten , von denen ich aber 

 immerhin eines, das bekannte Jung sehe Studentenmikrotom (in seiner 

 neuen Form) bei bescheidenen Ansprüchen in Anbetracht seines relativ 

 sehr geringen Preises und seiner hinsichtlich der Methoden universalen 

 Verwendbarkeit für weniger bemittelte Mikroskopiker doch nach wie 

 vor als brauchbar und empfehlenswert bezeichnen zu müssen glaubte. 



Doch die Vorzüge der Minot- Modelle erschienen mir so erheblich, 

 der Preisabstand dagegen des bisher gebauten kleinsten Instrumentes 

 von Zimmermann (Modell I, s. Fig. 1) von den billigsten, noch für 

 feinere Arbeiten überhaupt verwendbaren Modellen anderer Firmen 

 war als so wenig beträchtlich zu bezeichnen (Preis des Zimmer- 

 MANNSchen Modell I 190 Mk.; eines — weit weniger leistungsfähigen — 

 Schaukelmikrotoms von II. Jung, Heidelberg 141*75 Mk.), daß ich 



1) Vgl. diese Zeitschr. Bd. XXV, 1908, p. 1G9— 184. 



