82 



Meyer: Der Suchtisch II (Perquirator). 



XXVI, 1. 



Abwärtsbewegung des unteren Hebels das Objekt fast genau um die 

 Sehfeldbreite seitlich fortbewegt wird. Wenn die Sehfeldbreite ge- 

 messen ist, so kann man die Einstellung durch Stellen der oberen 

 scharfen Kante des Index auf die betreffende, die Millimeter be- 

 zeichnende Zahl der Kreisteilung ohne weiteres ausführen. Ist der 

 Durchmesser des Sehfeldes nicht bekannt, so kann man die Ein- 

 stellung folgendermaßen ausführen. Man klemmt einen Objektträger 

 mit irgendeiner kleinen Marke, eventuell auch einen Objektmikro- 

 meter in den Apparat ein, und stellt die Marke so ein, daß sie 

 genau von der linken Grenzlinie des Sehfeldes getroffen wird. Man 

 dreht nun zuerst den Hebel // ganz nach vorn und unten, bis er 

 den Stift _/; (Fig. 2) berührt, stellt dann den anfangs in die mittlere 



2. 



Suchtisch II (Perquirator) von der Seite gesehen. 



Stellung gedrückten Knopf (F) , von dem wir noch reden werden, 

 rechts, lockert das Schräubchen des Index und schiebt den letzteren 

 dicht an den Hebel H heran. Nun bewegt man vorsichtig den 

 Hebel H nach sich zu , indem man zugleich im Mikroskope die Be- 

 wegung der Marke verfolgt. Hat diese die gegenüberliegende Grenze 

 des Sehfeldes erreicht , so klemmt man den Index fest , und hat 

 damit den Hebelspielraum für die Sehfeldbreite so genau eingestellt, 

 wie es die Räder gestatten. Handelt es sich nur um die Verwendung 

 des Perquirators zum Absuchen des Präparates , so ist diese Ein- 

 stellung stets völlig genau genug. Wenn quantitative Bestimmungen 

 mit dem Apparate ausgeführt werden sollen, so kann man die eventuell 

 bleibende Differenz, die geringer als 0*1 mm sein muß, durch Ein- 

 oder Ausschiebung des Tubus oder vorteilhafter durch eine im Okular 

 angebrachte quadratische Irisblende ausführen, die man nach- 



