XXVI, 1. Wolff: Über ein Minot-lMikrotora u. einen Mikroskopiertisch. 97 



der größeren Kammer) , selbst , sondern in der Bodenplatte an- 

 gebracht. 



Eine der fünf Einspritzöffnungen bleibt auch nach dem Einsetzen 

 der Gefrierkammer in die Ilalterklemme des Objektschlittens für den 

 Strahl des Chloräthylsprays zugänglich , so daß also auch während 

 des Schneidens noch nachgekühlt werden kann. Im allgemeinen ist 

 das aber nicht nötig. Bei einer Zimmertemperatur von 20^ C ver- 

 fuhr ich so, daß ich die Gefrierkammer (Gefrierplatte nach unten) 

 in der Hand hielt und mit einer Dosis Chloräthyl beschickte, das 

 ich mit dem Spray durch die Öffnungen in das Kammerinnere leitete. 

 Es ist leicht einzusehen , daß hiervon nicht ein Tropl"en verloren 

 gehen kann. Das innen , dicht unter der Gefrierplatte befindliche 

 Gewebe saugt sich ganz mit Chloräthyl voll. Das Verdampfen und 

 damit den Abkühlungsprozeß kann man durch Anblasen leicht be- 

 schleunigen. Sobald die Ober- (Außen-) Seite der Gefrierplatte sich 

 mit Reif bezieht, drehe ich die Kammer herum, gebe das formol- 

 fixierte (gut ausgewaschene) Objekt darauf, das sofort ohne weiteres 

 festfriert, und bespritze noch den Block von oben mit etwas Chlor- 

 äthyl, damit er schneller durchgefriert. Dann wird die Kammer in 

 den Halter des Mikrotoms gebracht und geschnitten. Die Kammer 

 arbeitet sehr sparsam. Ich brauchte für einen Block Lendenmark 

 vom Kalb , der 2*5 mm hoch war und nicht ganz 2 qcm Schnitt- 

 fläche haben mochte, 1*5 bis 2 g Chloräthyl, also im ganzen etwa für 

 4^/2 bis 6 Pfennige. Betonen möchte ich noch die vorzügliche Kon- 

 sistenz des mit Chloräthyl zum Gefrieren gebrachten Blockes , die 

 noch 5 /i- Schnitte durch das ganze Lendenmark herzustellen er- 

 laubte. Die beiden Gefrierkammern, die zu den Zimmermann-Minot- 

 Instrumenten jetzt geliefert werden, haben übrigens noch einen Vorteil 

 vor den Kammern anderer Gefriermikrotome , auf den ich in Er- 

 gänzung meiner früheren Mitteilungen (1. c.) noch hinweisen möchte. 

 Während nämlich bei den Kammern, die mehr oder weniger fest mit 

 dem Instrument während des Gefrierprozesses verbunden sein müssen 

 und daher eine ganz bestimmt orientierte Lage der Einspritzöffnungen 

 aufweisen (wie das z. B. beim Jung sehen Gefriermikrotom der Fall 

 ist), der Chloräthylspray meist nicht zu P^nde benutzt werden kann, 

 weil das Fläschchen, um den Strahl von unten her gegen die Ge- 

 frierplatte lenken zu können, schief gehalten werden muß, und das 

 Röhrchen infolgedessen nicht mehr in das Chloräthyl eintaucht, wenn 

 dieses nur etwa 1 cm hoch noch in der Flasche steht, — können 

 die Kammern für die MiNOT-Mikrotome stets so gehalten werden, wie 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XXVI, 1. 7 



