XXVI, 1. Wolff: Über ein Minot-iMikrotom u. einen Mikroskopiertisch. 95 



Das dürfte aber, da man nur sehr selten so dünne Schnitte 

 mit der Schnelligkeit, die bei automatischer Einstellung prinzipiell 

 möglich wäre, schneiden wollen und, — der Beschaffenheit des Ob- 

 jektes nach, — können wird, vollkommen genügen, insbesondere, da 

 man so feine Schnitte gewöhnlich einzeln behandeln wird, so daß es 

 kaum ins Gewicht fällt, wenn es allerdings schon von der Geschick- 

 lichkeit stark abhängt, daß Bänder, — die man natürlich auch bei 

 freihändiger Einstellung dieser feinsten Schnitte noch sehr gut er- 

 hält — , dann noch dieselbe mathematische Übereinstimmung der 

 Dicke jedes einzelnen Schnittes aufweisen , die bei automatischer 

 Einstellung (wie sie die größeren Modelle der Zimmermann sehen 

 Mikrotome haben, die bis 1 fi [Modell II], ja sogar bis ^\^ ju [Modell III 

 und das große Modell V] heruntergehen) solcher minutiösen Schnitte 

 erreicht wird und für differenzierende Färbungen erwünscht sein 

 kann. Allerdings weiß jeder, der gezwungen gewesen ist, zu solchen 

 Schnitten seine Zuflucht zu nehmen, wie sehr die Launen minimaler, 

 schwer zu beherrschender Temperaturschwankungen, die fortwährend 

 die Länge des Blockes verändern, auch bei automatischem Ein- 

 stellen der Schnittdicke das Schneiden eines absolut gleichmäßigen 



1 /z- Bandes erschweren können, obgleich das Instrument vollkommen 

 exakt arbeitet. Es dürfte also wohl meistens genügen, daß man mit 

 unserem kleinen Mikrotom überhaupt noch so feine Schnitte her- 

 stellen kann. 



Dicht unter dem Objektschlitten und parallel zu seiner Bahn 

 befindet sich die Querführung für den Schieber des Hubexzenters. 

 Beide, Führung und Schieber, sind bei diesem Instrument (im Gegen- 

 satz zu den größeren Modellen) zylindrisch gehalten. Der sehr leicht 

 gehende massive Zylinder hat natürlich nur eine minimale Reibung 

 in seiner Führung. Die Einrichtung ist daher nicht wenig an dem 

 spielenden Gang des Mikrotoms und der Erzielung einer erheblichen 

 Schwungkraft mit dem doch relativ kleinen Antriebsrad beteiligt. 



Der Schieber ist durch einen Zapfen mit dem außerordentlich 

 massiven Hubexzenter verbunden, der auf der gleichfalls sehr starken 

 (8 mm) Achse des Antriebsrades sitzt. 



Ganz neu ist die von der Firma dem Instrumente gegebene 

 Einrichtung für die automatische Einstellung der Schnittdicke. Auf 

 dem Vertikalprisma ist oben ein um seine vertikale Achse drehbarer 

 voluminöser Schraubenkopf angebracht , in den ein Schraubengang 

 von 12 mm Höhe eingeschnitten ist. Dieser Gang, der beiläufig 



2 mm tief ist, führt einen Stift, der aus einem seitwärts von dem 



