90 Wolff: Über ein Minot- Mikrotom u. einen Mikroskopiertisch. XXVI, 1. 



so muß man in der Tat sagen, daß es eine Lücke im In- 

 strumentarium des Biologen ausfüllt, die mancher, wie 

 ich, bisher sehr oft schmerzlich empfunden hat. Man wird es daher 

 wohl verstehen können, wenn ich, unbeschadet der Zuverlässigkeit 

 und Objektivität meiner Prüfung, mein Urteil über das Instrument 

 mit einiger Begeisterung abgebe. 



Nachdem ich die äußeren Dimensionen und die Leistungsfähig- 

 keit des Instrumentes charakterisiert habe , gehe ich zur eigent- 



3. 



Kleines Mikrotom Minot - Zimmermann mit Gefrierkammer. Geschnitten 

 wurde mit einem kräftigen Walb sehen Rasiermesser, 



liehen Beschreibung seiner Konstruktion und einiger kleiner Neben- 

 apparate über. 



Die Grundplatte des Instrumentes ruht auf drei Füßen, so daß 

 sich ihre OberHäehe etwa 3^/^ cm über der Tischplatte befindet. 

 Der an der Vorderkante (unter dem Messerhalter) befindliche Fuß 

 wird von dem Oberteil der Tischklemme gebildet, die an die Grund- 

 platte angegossen ist und es gestattet, das Instrument mit einem 

 einzigen Griff unverrückbar fest auf dem Arbeitstische aufzustellen. 

 Mit derselben Klemme wird das Instrument in seinem Schränkchen, 

 das einen kräftigen Querboden hat, so sicher befestigt, daß es ohne 



