XXVI, 1. Wolff: Über ein Minot -Mikrotom n. einen Mikroskopiertisch. §9 



haben muß , bevor der Block die Schneide des Messers berührt. 

 Ein Teil des Hubes wird also für die Einstellung verbraucht und 

 geht für den eigentlichen Schnitt verloren, und zwar um so mehr, 

 je weiter die Sperrklinke den gezähnten Kopf der Mikrometerschraube 

 erst drehen muß, bevor sie von der, nach welchem Prinzip auch 

 immer konstruierten Anschlagvorrichtung freigegeben wird. 



Jedenfalls wird ein Instrument, das bei automa- 

 tischer Einstellung einer Schnittdicke von 5, 10 und 

 15 jCt runcl 3X3 cm große Schnitte in Bändern liefert, 

 für alle feineren Arbeiten des Zoologen, Histologen, 

 Embryologen, Arztes, des Botanikers usw. vollkommen 

 ausreichen. Sogar der Neurologe wird das Instrument außer für 

 seine feineren histologischen noch für die meisten gröberen anato- 

 mischen Studien mit vollstem Nutzen gebrauchen können. Die Oblon- 

 gata kann noch in toto quer geschnitten ■ werden , außerdem andere 

 recht große Stücke, ganze Hemisphären nicht zu großer Gehirne, wie 

 oben berichtet wurde. 



Dabei ist es sehr erheblich für das Arbeiten, daß das „Kleine 

 Mikrotom" (das gilt auch von den größeren Modellen) keineswegs, 

 wie den automatischen Mikrotomen sonst nicht mit Unrecht vor- 

 geworfen wird, den Arbeitenden zwingt, alle Schnitte mit großer 

 Schnelligkeit herunter zu hobeln. Will man aus irgendwelchen 

 Gründen die Schnitte einzeln abnehmen und sehr langsam und be- 

 hutsam schneiden, so ist das mit diesem Instrument genau so be- 

 quem und sicher auszuführen, wie mit dem besten, mit mechanischer 

 (Messer-) Sclilittenführung ausgerüsteten Schlittenmikrotom. Das hat 

 seinen Grund darin, daß der Schlitten vom Schwungrad höchst genau 

 ausbalanciert wird; der Ansatz für den Handgriff und die Exzenter- 

 kurbel sind um etwa 80^ versetzt und der Handgriff hat obendrein 

 die günstigste Stellung (für das Beherrschen der Bewegung) gerade 

 dann, wenn das Messer den Block durchschneidet. 



Man kann also so langsam schneiden wie man will. Es ist 

 ferner aus diesem Grunde möglich, bei freihändiger 

 Einstellung der Mikrometerschraube noch Schnitte 

 unter 2^/2 /* von jeder Größe, die Objekt und ver- 

 wandtes Paraffin, Zimmertemperatur usw. erlauben, 

 ebenso aber auch Schnitte in jeder beliebigen Dicke 

 über 30 fx herzustellen. 



Zieht man noch in Betracht, daß das Instrument das 

 beste Gefriermikrotom ist, das man sich wünschen kann. 



