88 Wolff: Über ein Minot- Mikrotom u. einen Mikroskopiertiscli. XXVI, 1. 



noch bewältigt, — 3-2 X 2*3 und 3x2-2 cm. Die eingebetteten 

 Objekte waren (in derselben Reihenfolge): Kopf einer jungen Ratte, 

 und zwar ohne Haut, sagittal geschnitten, als ein recht schwieriges 

 Objekt; weiter die ganze Hemisphäre eines 6 monatlichen mensch- 

 lichen Embryos , frontal geschnitten , und endlich die Calcarina des 

 erwachsenen Menschen. 



Die Schnitte waren absolut gleichmäßig und die Schnittfläche 

 der Blöcke spiegelglatt, ohne die bekannten feinen, der Schneide 

 parallellaufenden Wellungen, die stets Zeichen dafür sind, daß Messer 

 oder Objekt beim Schneiden nachgaben, und zwar so, daß eines von 

 beiden in feine Vibrationen geriet. 



Ich mache also nochmals darauf aufmerksam, daß der Minot- 

 ZiMMERMANNSche Mikrotouityp in Beziehung auf äußerste Gleich- 

 mäßigkeit der Bewegung auch beim Schneiden von geradezu un- 

 verhältnismäßig großen Schnitten (man vergleiche Schnittgröße und 

 Ausmessungen des angewandten Instrumentes in obiger Tabelle !) von 

 keinem anderen, zum Schneiden größerer Objekte eingerichteten Typ 

 erreicht wird (einzig und allein das bekannte Brodmann sehe Mikro- 

 tom, das der vortreffliche Berliner Hirnanatom für seine Riesen- 

 sclmitte konstruiert hat, arbeitet ebenso präzise nach meinen Er- 

 fahrungen, ist aber erheblich teurer als das der Blockgröße nach 

 entsprechende, — d.h. noch größere, in maximo 11"5X19'5 cm- 

 Schnitte liefernde ZiNMERMANNSche Modell VI). Die Schlittenmikro- 

 tome leisten Ähnliches nur in ihren größeren und entsprechend teuren 

 Modellen und lassen selbst dann noch bei hartem Material im Stich. 

 Ich hatte meine Objekte, mit denen ich die oben erwähnten Ver- 

 suche anstellte, in GOgrädiges Paraffin eingeschmolzen. 



Die maximale Länge des Schnittes ist bei Benutzung der auto- 

 matischen Schnitteinstellung größer, wenn die geringste Schnittdicke 

 gewählt wird, — kleiner, wenn man auf größere Schnittdicke ein- 

 gestellt hat, wie das auch in der oben gebrachten Tabelle aus- 

 gedrückt ist. Schaltet man die automatische Einstellung aus, so 

 kann man natürlich auch statt der sonst zulässigen Schnittlänge (die 

 bei dem kleinen Mikrotom für 30 fjL 2*5 cm beträgt) die größte 

 überhaupt zulässige (3*5 cm) schneiden. Man stellt dann eben frei- 

 händig ein. Es ist das eine Eigentümlichkeit aller Mikrotome mit 

 automatischer Vorwärtsbewegung der Mikrometerschraube. Sie be- 

 ruht, wie leicht einzusehen, darin, daß der bewegte Schlitten, — je 

 nach Konstruktion Objekt- oder Messerschlitten, — erst die Einstellung 

 des Schnittes (Vorwärtsbewegung der Mikrometerschraube) bewirkt 



