XXYI, 1. Wolff: Über ein Minot- Mikrotom u. einen Mikroskopiertisch, gy 



liclier Foeten liefert (SchnittgTöße : 32x23 mm), außerordentlich leicht 

 und bequem transportabel ist, so haben wir damit, denke ich, endlich 

 das Reisemikrotom, das uns in einer solchen Leistungsfähigkeit 

 bis jetzt nicht zu Gebote stand, gefunden. Ich bemerke noch, daß 

 das Instrument in seiner oben erwähnten kompletten Ausrüstung für 

 beide Methoden und in seinem Schränkchen verpackt nur 5^/3 kg 

 wiegt, also ebensoviel resp. weniger als ein komplettes JuNGSches 

 Studentenmikrotom, das laut neuestem Katalog „4 bis 6 kg" mit Ver- 

 packung wiegt. 



Die Dimensionen des Schränkchens, in dem das Instrument nach 

 Abnehmen der Kurbel durch seine Tischklemme mit einem Griffe 

 versandfähig sicher zu befestigen ist, und das außerdem die ganze 

 sonstige Ausrüstung aufzunehmen vermag, sind 17X18X28 cm 

 (breit X tief X hoch). 



Größe, Gewicht und sonstige Ausmessungen des neuen Instru- 

 mentes verhalten sich zu denen des MmoT-Modelles I wie folgt: 



Die von mir mit dem „Kleinen Mikrotom" geschnittenen Blöcke, 

 die tadellose 5 ^-Serien gaben, hatten eine Schnittfläche von 3*2 cm 

 (parallel der Schneide) X 3*5 cm (senkrecht dazu), — das ist die 

 größte Schnittfläche , die das Instrument bei Einstellung auf 5 jli 



