XXVI, 1. Scheffer: Spiegel-Rcflex-CumerH f. mikrophotogr. Aufnahm. 113 



das Mattscheibenbild beobachten. Um eine mikrophotographische Auf- 

 nahme zu machen, spannt man zuerst den Schlitzverschluß, setzt bei 

 C die Kassette mit der lichtempfindlichen Platte ein und zieht den 

 Schieber der Kassette auf. In dem Moment, in dem man belichten 

 will, drückt man den Hebel H mit der linken freien Hand herunter 

 und die Aufnahme geschieht ohne irgendwelchen Zeitverlust. 



Ursprünglich wurde dieser Apparat konstruiert, um Aufnahmen 

 von rasch beweglichen Objekten herzustellen. In der Tat gelang es, 

 sowohl in durchfallendem Licht wie bei Dunkelfeldbeleuchtung, mit 

 Sicherheit auch schnell bewegte Objekte scharf aufzunehmen und ihr 

 Bild auch in die Mitte der Platte zu bringen. Es stellte sich bald 



2. 



heraus, daß dieser Apparat nicht nur für Momentaufnahmen, sondern 

 für alle Aufgaben der Mikrophotographie, sowie auch für die Kine- 

 matographie mikroskopischer Objekte erhebliche Vorteile bietet. 



Die Möglicbkeit, die Einstellung bis zum Moment der Aufnahme 

 zu beobachten, ist von großem Nutzen. Veränderungen der Ein- 

 stellungen kommen ja leider ziemlich häufig vor und jeder Mikro- 

 photograph hat wohl schon mit dieser Schwierigkeit zu kämpfen 

 gehabt. Wenn man z. B. eine Diatomee mit stark schiefer Beleuch- 

 tung aufnehmen will, kann man durch Herunterlassen des Spiegels 

 während der Exposition die Einstellung kontrollieren. Für längere 

 Zeitaufnahmen gerade dieser Art, bei denen es auf besonders genaue 

 Einstellung ankommt, ist diese Einrichtung recht zweckmäßig. Der 

 Einwand , daß man bei diesem Apparat nur mit einer bestimmten 

 Auszugslänge arbeiten kann, ist nach unseren Erfahrungen nicht 



Zeitschr. f, wiss. Mikroskopie. XXVI, 1. 8 



