XXVI, 2. Lebriin: La Methode rotative en Microscopie. 237 



vernier, fixe et immobile, est en rapport avec le bord de l'^chelle 

 graduee mobile sur l'amieau circulaire /. Une simple lecture donne 

 donc la position exacte d'iin rayoii au dixieme de millimetre. 



Les mouvements ceiitrifuges ou ceutripetes des trois branches 

 du diaphragme sont regles par le bouton mobile qui se trouve k la 

 face superieure du cadre k. Sur chacune des trois branches mobiles 

 du diaphragme un bouton metallique sert ä maintenir le disque dans 

 une Position toujours la meme. II suffit d'amener les trois boutons 

 en contact avec le bord du disque, pour que celui-ci se trouve im- 

 mobilise. 



Mais il ne suffit pas qu'il soit immobilise et stable, il faut qu'il 

 le soit toujours au meme endroit, il est necessaire qu'on puisse le 

 replacer toujours au meme point et cela d'une maniere certaine. 

 Dans ce but une petite encoche m en forme de coin est faite dans 

 chaque disque , et cette encoche s'applique a un des trois boutons 

 que l'on choisira toujours le meme pour avoir de l'uniformite dans 

 les chiifres fournis par l'appareil , et de preference toujours le plus 

 pres du zero de la graduation. On aura par consequent toujours 

 soin de commencer la distribution des coupes, le plus pres possible 

 de l'encoche du disque , de fagon que les chiffres reperes aillent 

 toujours en progressant, au für et ä mesure que l'on avancera dans 

 la Serie des coupes. 



De cette maniere, le disque sera donc toujours replace au meme 

 endroit et conservera toujours les memes rapports avec le cadre 

 gradue. 



Ce statif est donc indique pour toutes les recherches de fine 

 microscopie , Cytologie , bacteriologie , qui necessitent l'emploi des 

 objectifs ä court foyer et ä Immersion. 



La recherche des microbes dans un frottis , un crachat , une 

 goutte de pus s'opere avec une securite absolue de ne rien laisser 

 passer, et avec une rapidite beaucoup plus grande que par le Systeme 

 ä chariots perpendiculaires Tun sur l'autre. Le mouvement de la 

 preparation est le suivant : de la main gauche on imprime au disque 

 porte-objet , un mouvement circulaire de balance , parcourant le 

 couvre-objet d'un cöte ä l'autre, et quand on est au bout de la pre- 

 paration, de la main droite appliquee sur le bouton on imprime a 

 tout le chariot un mouvement anteroposterieur pour faire avancer la 

 preparation sur le rayon. De cette maniere les deux mains sont 

 actives presqu'en meme temps, la main gauche determinant le mou- 

 vement de rotation, et la main droite le mouvement d'arriere en 



